257 



flüssig; bei kiirzdaiiernden Versuchen ist es hingegen 

 notwendig, die Kammerluft mit in Rechnung zu ziehen. 



Zur Ventilation des Apparates dient ein durch eine 

 kleine Wasserturbine in Tätigkeit gesetzter, doppelt- 

 wirkender Blasebalg, der die Luft aus dem Apparate 

 durch die Schlauchmündung D aspiriert. Die entwei- 

 chende Luft wird durch reine Luft ersetzt, welche mit 

 Hilfe einer besondern mit E verbundenen Leitung direkt 

 aus dem Freien entnommen wird. Auf diese Weise 

 können wir dem Apparate eine Luft von genügend kon- 

 stanter Zusammensetzung zuführen, um uns eine Ana- 

 lyse der einströmenden Luft zu ersparen, was für lang- 

 dauernde Versuche von grossem Wert ist. 



Die aus dem Ajoparate aspirierte Luft streicht 

 durch eine genau geaichte Gasuhr G (Fig. II), in wel- 

 cher ihr Volum gemessen wird; gleichzeitig wird von 

 derselben ein aliquoter Teil zur Analyse entnommen. 

 Zu diesem Zweck wurde an der Hauptleitung M un- 

 mittelbar vor ihrem Eintritt in die Gasuhr eine capillare 

 Zweigleitung t angebracht, welche mit einem Glas- 

 cylinder von 1 Liter Inhalt verbunden ist. Dieser 

 Glascylinder dient zur Aufnahme der zu analysierenden 

 Luftprobe, welche mit Hilfe einer besonderen Vorrich- 

 tung während der ganzen Versuchsdauer automatisch 

 gesammelt wird, so dass die Zusammensetzung der 

 Cylinderluft genau der durchschnittlichen Zusammen- 

 setzung der während der entsprechenden Versuchs- 

 periode durch die Gasuhr geströmten Luft entspricht. 



Dieses Resultat wurde auf folgende Art erhalten : 

 Auf der Achse der Gasuhr ist das eine konische Zahn- 

 rad eines Winkeltriebes befestigt, welcher die Bewegungen 

 der Gasuhr auf einen Zahntrieb überträgt. Die Über- 

 tragung findet statt mit Hilfe einer Treibstange ö5, welche 

 an ihren beiden Enden mit einem sog. Universalgelenk 



