— 258 — 



verseilen ist, wodurch man in der Aufstellung des Appa- 

 rates mehr Freiheit hat und nicht befürchten muss, 

 durch unerwünschte Reibungen gestört zu werden. Der 

 Zahntrieb greift in ein grösseres Zahnrad h ein, auf 

 dessen Achse eine Spule c befestigt ist. Auf dieser 

 Spule ist ein Faden aufgerollt, der über eine Leitrolle 

 d läuft und an seinem äusseren Ende eine Abflusspipette 

 e trägt, welche durch einen Kautschukschlauch n mit 

 dem unteren Ansatz des Sammelcylinders verbunden 

 ist. Die Bewegung der Gasuhr wird somit auf die Spule 

 übertragen-, der Faden wickelt sich ab und die Abfluss- 

 pipette fällt durch ihr eigenes Gewicht um eine ent- 

 sprechende Höhe. Infolge der dadurch zwischen der 

 Pipettenmündung und der Oberfläche der Flüssigkeits- 

 säule im Cylinder eintretenden Niveaudifferenz, fliesst 

 ein entsprechendes Quantum Flüssigkeit aus dem Cylinder 

 heraus und wird in demselben durch eine entsprechende 

 Menge Kammerluft ersetzt. Die Pipette läuft zwischen 

 zwei Führungsstangen g, welche eine Drehung derselben 

 verhindern. Die Übertragung wurde so gewählt, dass 

 der Cylinder geleert wird, wenn die Gasuhr 200 Um- 

 drehungen gemacht hat-, somit entspricht eine Luftprobe 

 zur Analyse einem Luftquantum von ca. 2000 Litern. 

 Als Sperrflüssigkeit habe ich zunächst saures Wasser 

 versucht; dasselbe absorbiert jedoch während der Dauer 

 eines Versuchs merkliche Mengen von Kohlensäure. Die 

 Absorption wird nicht verhindert, wenn man Gas und 

 Wasser durch eine Schicht flüssigen Paraffins trennt. 

 Am Geringsten ist die Gasabsorption mit einer konzen- 

 trierten Chlorcalciumlösung. Das Arbeiten mit einer 

 solchen Lösung ist jedoch unsauber; jeder Tropfen, der 

 aus dem Sammelgefäss spritzt, verursacht einen Flecken, 

 und die Metallteile des Apparates werden durch das 

 hygroskopische Salz angegriffen. Aus diesem Grunde sah 



