— 259 — 



ich mich veranlasst, Quecksilber als Sperrflüssigkeit zu 

 nehmen. Der Preis des Apparates wird dadurch nicht 

 unerheblich erhöht; man hat aber mit Quecksilber einer- 

 seits den Vorteil einer grösseren Genauigkeit, anderseits 

 die grosse Annehmlichkeit einer sauberen Arbeit. 



Vor dem Versuch wird der Sammelcylinder bis zum 

 oberen Hahn mit Quecksilber gefüllt. Zu diesem Zwecke 

 öffnet man die Klemmschraube des den Trichter A 

 mit dem Sammelcylinder verbindenden Schlauches w?, 

 während gleichzeitig der den Cylinder mit der Ab- 

 flusspipette verbindende Schlauch n zugeklemmt wird. 

 Die Abflusspipette wird in die richtige Lage gebracht, 

 indem man die Mutter lockert, welche die Spule auf 

 der Achse des Zahnrades befestigt, und den Faden auf- 

 windet. Die Klemme m wird dann geschlossen, die 

 Klemme n geöffnet ; man notiert den Stand der Gasuhr, 

 die Höhe des Thermobarographen und die Zeit, zu 

 wehdier das Sammeln beginnt. Während des Versuchs 

 wiederholt man von Zeit zu Zeit die Ablesungen an der 

 Gasuhr und am Thermobarographen T, um sich zu über- 

 zeugen, dass der Apparat gut funktioniert und dass die 

 Ventilation genügend ist. Sobald das Quecksilber aus 

 dem Cylinder beinahe vollständig abgeflossen ist, be- 

 stimmt man ein letztes Mal Zeit, Stand der Gasuhr und 

 des Thermobarographen und schliesst den Hahn p^ so- 

 wie die Klemme 7i. 



Zur Analyse wird eine Luftprobe aus dem Sammel- 

 cylinder in einen Aufbewahrungscylinder C (Fig. HI) 

 übergefüllt. Diese Cylinder sind oben und unten mit 

 Schwanzhähnen zur Spülung der schädlichen Eäume 

 versehen. Der mit Quecksilber gefüllte Aufbewahrungs- 

 cylinder wird mit der Schwanzbohrung des Hahnes p 

 des Sammelcylinders verbunden. Man öffnet die Klemme 

 m und setzt die Luft in unter positivem Druck. 



