— 260 — 



Nach gehöriger Spühing des schädlichen Raumes werden 

 die Hähne des Aufbewahrungscylinders geöffnet ; Queck- 

 silber fliesst ab und wird durch die zu analysierende Luft- 

 probe ersetzt. Der Cylinder kann dann bis nach Been- 

 digung des Versuchs zur Analyse bei Seite gestellt werden. 

 Der Sammelcylinder wird wieder bis zum oberen Hahn 

 gefüllt, die Abflusspipette in die richtige Lage ge- 

 bracht und, nachdem der Stand der Grasuhr und des 

 Thermobarographen T notiert worden ist, kann das 

 Sammeln einer weiteren Gasprobe beginnen. 



Diese verschiedenen Ablesungen geben uns an, in 

 wie viel Minuten eine gegebene Anzahl Liter Luft durch 

 den Apparat aspiriert wurde, so dass wir durch eine 

 einfache Rechnung die Ventilation pro Stunde bestim- 

 men können. Die Ablesungen am Thermobarographen 

 ermöglichen die Reduktion des direkt gemessenen Luft- 

 volums auf 0*^ und 760 mm. Hg. Da diese Vorrichtung 

 mit derjenigen, welche Zuntz an seine Experimentier- 

 gasuhr angebracht hat, identisch ist, können wir eine 

 Beschreibung derselben an dieser Stelle unterlassen. 



Ich habe bereits erwähnt, dass eine Füllung des 

 Sammelcylinders einer Ventilationsgrösse von etwa 2000 

 Liter entspricht. Daraus geht hervor, dass die gasana- 

 lytische Methode ausserordentlich genau sein muss, wenn 

 sie brauchbare Resultate liefern soll, da jeder Fehler 

 sofort mit 2000 multipliziert wird. Die ßunsen'sche 

 Methode arbeitet zu langsam und ist überdies nicht 

 empfindlich genug, so dass sie für unsere Zwecke ausser 

 Betracht fiel. Zunächst hatte ich die Absicht, die Gas- 

 analysen nach der einfachen und bequemen Methode 

 von Speck vorzunehmen. Dieselbe erwies sich aber als zu 

 wenig empfindlich, da man mit derselben CO2 und 0- 

 Gehalt der Luft höchstens auf 0,05 bis 0,1^0 bestimmen 

 kann. Dagegen eignete sich die Methode von Peltersson 



