261 



und üögland für unseren Zweck vorzüglicb, denn diese 

 Methode erlaubt in kurzer Zeit Gasanalysen auszuführen^ 

 deren Genauigkeit von keiner anderen Methode über- 

 troffen wird. 



In seinem ursprünglichen Apparate bestimmte Pet- 

 tersson ^) nur die Kohlensäure, später wurde derselbe 

 yervollständigt und für Sauer Stoffbestimmungen einge- 

 richtet. Darüber findet sich aber nur eine vorläufige 

 Mitteilung ohne genauere Beschreibung des Apparates 

 in den Berichten der deutschen chemischen Gesellschaft 

 1889. Der Güte der Herrn Prof. Pettersson in Stock- 

 holm und Ch?\ Bohr in Kopenhagen verdanke ich aber 

 direkte Auskunft, welche mir erlaubte, mich über die 

 Leistungen des Apparates genügend zu orientieren und 

 einen solchen für meine Zwecke konstruieren zu lassen.-) 



Das Prinzip der Methode beruht darauf, dass man 

 keine absoluten Gasvolumina misst, sondern nur die 

 relative Abnahme eines Gasvolums nach Absorption der 

 darin enthaltenen Kohlensäure und des Sauerstoffs be- 

 stimmt. Man braucht sich weder um den Barometerdruck, 

 noch um die Temperatur zu kümmern, indem die Mess- 

 pipette durch einen Differentialmanometer mit einem 

 Kompensationsgefäss von gleicher Grösse verbunden ist, 

 welcher allen Temperaturschwankungen in gleichem 

 Masse wie die Messpipette ausgesetzt ist. Man braucht 

 nur dafür zu sorgen, dass bei jeder Ablesung der Druck 

 in der Messpipette dem Drucke im Kompensationsgefäss 

 genau gleich ist, um etwaige Variationen der Temperatur, 

 welche im Verlaufe einer Analyse auftreten, vernach- 

 lässigen zu können. 



1) 0. Petierson und A. Palmqvist. Apparat zur BestimmuDg 

 des atmosph. COa-Gehalts. Forscliungen aus dem Gebiete der Agri- 

 kulturphysik. Bd. XVI. Heft 1—2. 



2) s. a. ToUesen. Skand. Arch. für Physiolog. VI. p. 237. 1896. 



