— 262 — 



Der Apparat (Fig. III) besteht aus einer Mess- 

 pipette A von 60 cc. Inhalt. Diese Pipette trägt zwei 

 Kalibrierungen : eine untere bis zur kleinen Kugel in 

 Vioo^o für den Abschnitt von bis P/o. Sie dient für 

 die Kohlensäurebestimmungen. Eine zweite Kalibrierung 

 ebenfalls in ^/loo *'/o umfasst den Abschnitt zwischen 20 und 

 21,5°/o und dient für die Sauerstoffbestimmungen. Die 

 Kalibrierung ist also nicht nach absoluten Volum-Ein- 

 heiten, sondern nach Prozenten des Pipetten-Inhaltes 

 vorgenommen, und die oberhalb der grossen Kugel an- 

 gebrachte Marke entspricht 60 ccm. = 100 7o der Pipette. 

 Auf diese Weise gibt die abgelesene Zahl die bei einer 

 Analyse eingetretene Volumabnahme ohne weiteres in 

 Prozenten an. 



An ihrem unteren Ende ist die Messpipette mit 

 einer Quecksilberfüllkugel D verbunden, während sie 

 oben mit zwei Orsat'schen Absorptionsröhren £" und j&i 

 kommuniziert, deren eine mit Kalilauge zur Absorption 

 der Kohlensäure gefüllt ist, während die andere eine 

 alkalische Lösung von Pyrogallussäure zur Absorption 

 des Sauerstoffs enthält. Endlich steht die Messpipette 

 durch den Differentialmanometer F mit dem bereits er- 

 wähnten Kompensationsgefäss B in Verbindung. Pipette 

 und Kompensationsgefäss sind von einem mit Wasser 

 gefüllten Glasmantel umgeben. 



Der Gang einer Analyse gestaltet sich folgender- 

 massen : Der Aufbewahrungscylinder C wird mit Hilfe 

 eines möglichst kurzen Kautschukrohres mit dem Ana- 

 lysen-Apparat einerseits und anderseits mit einer Queck- 

 silberfüllkugel Dl verbunden. Der Hahn m ist ein 

 Schwanzhahn, der die Spülung des schädlichen Raumes 

 gestattet. Durch Öffnung des Hahnes m und Senkung 

 der Füllkugel D bei gleichzeitiger Öffnung des Hahnes 

 s wird die zu analysierende Luft in die Messpipette ge- 



