— 263 — 



trieben und dieselbe bis zum Nullpunkt gefüllt; wobei 

 stets auf Vorhandensein von positivem Druck zu achten 

 ist. Zur Sättigung der zu analysierenden Luft mit 

 Wasserdampf muss die Quecksilbersäule in der Mess- 

 pipette stets von einer kleinen Wasserschicht bedeckt 

 sein. Der Schwanzhahn m wird dann so gedreht, dass 

 der in der Pipette herrschende Druck ausgeglichen wird, 

 worauf man zunächst ohne Ablesung die Luft in die mit 

 Kalilauge gefüllte Absorptionsröhre zur Absorption der 

 Kohlensäure, dann in die andere Röhre zur Absorption 

 des Sauerstoffs überführt um den Apparat mit Stick- 

 stoff zu füllen. Da bei der Sauerstoffabsorption mit 

 Pyrogallussäure geringe Mengen von Kohlenoxyd ent- 

 stehen, empfiehlt es sich, zum Schluss das Gas noch 

 einmal in die Kali-Eöhre überzuleiten. Die Absorption 

 wird wesentlich beschleunigt, wenn man durch vorsich- 

 tiges Heben und Senken der Füllkugel Gas und Ab- 

 sorptionsflüssigkeit in stetiger Bewegung erhält. Nach 

 beendigter Absorption wird das Gas genau bis zum 

 Punkt 60 aus dem Apparate herausgetrieben, so dass 

 der ganze Paum oberhalb der Kalibrierung mit Stick- 

 stoff gefüllt ist. Darauf wird der Apparat zum zweiten 

 Male mit der zu analysierenden Luft gefüllt und zwar 

 bis etwas unterhalb vom Nullpunkt, wobei zu achten 

 ist, dass ein leichter Überdruck im Apparate herrscht. 

 Der Überdruck wird ausgeglichen und die Flüssig- 

 keitssäule auf den Nullpunkt eingestellt. Zu diesem 

 Zwecke bedient man sich der Regulierschraube r, 

 nachdem man den Halm s geschlossen hat. Darauf 

 öffnet man die Hähne p und pi, des Differentialraano- 

 meters, sowie den Hahn Mi (in der Figur nicht sichtbar) 

 des Kompensationsgefässes, um den in demselben herr- 

 schenden Druck mit dem atmosphärischen Druck auszu- 

 gleichen. Man schliesst sodann die Hähne p und p\ und 



