— 264 — 



öffnet vorsichtig den Hahn w, der die Verbindung zwi- 

 schen Pipette und Differentiahnanometer herstellt. Ist 

 der Druck in der Pipette dem im Kompensationsgefäss 

 herrschenden gleich, so bewegt sich der Index x im 

 Differentialmanometer nicht. Dieser Index besteht aus 

 einem Tropfen mit Alkanna gefärbten Petroleums. Man 

 liest den Stand des Index auf der graduierten Skala 

 ab, schliesst die Hähne, kontrolliert die Ablesung am 

 0-Punkt und treibt dann die Duft in die Kali-Pipette 

 zur CO2 Absorption über. Nach vollendeter Absorption 

 wird das Gas in die Messpipette zurückgebracht und 

 die Flüssigkeitssäule in derselben so eingestellt, dass 

 der Druck wieder genau dem im Kompensationsgefäss 

 herrschenden Drucke entspricht, was aus der Stellung des 

 Index am Differentialmanometer sehr genau bestimmt 

 werden kann. Diese Einstellung erfordert einige Sorg- 

 falt, da sonst der Index leicht aus dem Manometer her- 

 ausgeschleudert wird und die Analyse verloren ist. Man 

 öffnet zunächst nur den Hahn n und beobachtet, nach 

 welcher Richtung sich der Index bewegt. Man korrigiert 

 dann sorgfältig den Druck in der Messpipette, bis der 

 Index in seine ursprüngliche Stellung zurückgekehrt ist. 

 Man schliesst dann den Hahn n und öffnet m ; bewegt 

 sich der Index nicht oder nur unbedeutend, so stellt 

 man durch vorsichtiges Offnen des Hahnes n die Kom- 

 munikation zwischen Pipette und Kompensationsgefäss 

 her. Zur feinen Regulierung bedient man sich der 

 Schraube r. Hat man den Druck ausgeglichen, so ergibt 

 die Ablesung an der Skala ohne weiteres den CO2- 

 Gehalt der Luft in 7« ^n- Darauf wird der Sauerstoff 

 absorbiert und in der gleichen Weise der Druck aus- 

 geglichen und abgelesen. 



Diese Methode erfordert allerdings eine gewisse 

 manuelle Geschicklichkeit und zu ihrer sicheren Hand- 



