— 265 — 



liabung ist eine ziemliche Übung notwendig. ^) Dafür 

 ist sie aber ausserordentlich genau. Wenn man mit 

 allen Cautilen operiert, wie Pettersson in seinem bloss 

 für CO2 eingerichteten Apparate, so kann man CO2- 

 Analysen bis auf 0,001 °/o Genauigkeit ausführen. Diese 

 Genauigkeit erreicht man zwar nur, wenn man sämtliche 

 Temperaturschwankungen, sowie die Schwankungen in 

 der physikalischen Absorption der Gase zu vermeiden 

 imstande ist. Bei etwas vereinfachtem Verfahren, wie 

 wir es angewendet haben, gelingt es aber ohne Mühe, 

 eine Übereinstimmung sowohl der CO2 wie der Sauer- 

 stoifanalysen bis auf 0,01% zu erzielen. Dieser analy- 

 tische Fehler ist so gering, dass er praktisch vernach- 

 lässigt werden kann. 



Als Beispiel der Genauigkeit der Methode mag 

 folgende fortlaufende Reihe von Analysen atmosphäri- 

 scher Luft angeführt werden, welche 6 verschiedenen 

 Luftproben entspricht. 





GO2 



0, 



1. 



0,02 7o 



20,93 



2. 



0,03 



20,935 



3. 



0,032 



20,928 



4. 



0,032 



20,928 



5. 



0,038 



20,94 



6. 



0,032 



20,94 



0,031 20,934 



Als Durchschnittszahl einer grösseren Reihe von 

 Bestimmungen erhielt Pettersson für den Sauerstoff 

 20,940/0. Wenn man in der Handhabung des Apparates 



^) Sollte durch eine unvorsichtige Manipulation Lauge aus 

 einer Absorptionsröhre aspiriert worden sein, so ist der Apparat 

 gründlich zu reinigen, zuerst mit verdünnter Salpetersäure, dann 

 mit dest. Wasser. 



18 



