— 267 — 



fallen mussten. Diese kurzdauernden Yersuclie sind aber 

 insofern von Wichtigkeit, als sie uns zeigen, bis auf 

 welchen Grad von Genauigkeit wir rechnen können, 

 wenn wir mit unserem Apparate Versuche von bloss 

 einer Stunde anstellen. Es versteht sich von selbst, dass 

 bei Versuchen von längerer Dauer der Fehler ent- 

 sprechend geringer ausfallen muss. 



Unser Apparat arbeitet somit ebenso genau als die 

 genauesten der bisher verwendeten Respirationsapparate, 

 denn selbst mit dem Tigei'stedt' sehen Apparat schwanken 

 die Abweichungen zwischen — 1,57 und -f 2,37 ^o, so 

 dass wir einstweilen eine Genauigkeit von 5 7« als durch- 

 aus befriedigend acceptieren müssen. .Für die Praxis 

 haben überhaupt Abweichungen von 5'7o keine grosse 

 Bedeutung. 



Nachdem durch diese Versuche die Leistungsfähig- 

 keit des neuen Apparates festgestellt worden war, haben 

 wir eine Reihe von Versuchen an gesunden Menschen 

 ausgeführt, darunter ein 12stündiger Versuch am Tage 

 und ein 13 stündiger Versuch während der Nacht. Sämt- 

 liche Versuchsindividuen erklärten übereinstimmend, 

 durch den Aufenthalt im Apparate nicht im mindesten 

 inkommodiert geworden zu sein. Beim Nachtversuch 

 schlief die Versuchsperson während der ganzen Nacht. 

 Am Tage verzehrte der im Apparat eingeschlossene 

 Mann eine kopiöse Mahlzeit mit bestem Appetit. Am 

 Ende des Versuchs war kein übler Geruch im Apparat 

 wahrzunehmen. Die Temperatur war bis auf 16^ C bei 

 einer Zimmertemperatur von 13" gestiegen. 



Nach allen diesen Kontrollversuchen ist man be- 

 rechtigt zu behaupten, dass der Apparat allen an ihn 

 gestellten Anforderungen genügt : er gestattet Versuche 

 von längerer Dauer ohne Beeinträchtigung der Versuchs- 

 person ^ die verschiedenen Phasen eines Versuchs können 



