154 J. BERGONIÉ 



portée à la température voulue (SS'-SS") par un thermo-siphon, G, chauffé 

 au gaz. Un tube latéral en verre, TT', disposé verticalement, indique à 

 chaque instant le niveau de l'eau dans le cylindre; il porte une graduation 

 en millimètres et il est muni à sa partie inférieure (T) d'an robinet qui 

 permet à l'observateur d'établir ou de fermer, à son gré, la communication 

 avec Teau du bain. Un viseur cathétométrique G, muni d'un vernier au 

 1/10 de millimètre, sert à faire la lecture des dénivellations, en évitant toute 

 erreur de paiallaxe. Une échelle permet au sujet en expérience d'aller saisir 

 avec les mains la barre horizontale fixée au sysième de poulies P grâce 

 auquel on peut le descendre doucement à l'intérieur du cylindre. 



Jaugeage et contrôle de VopporeiL — Pour déterminer la valeur en litres 

 d'une division millimétrique du tube, nous avons i empli le cylindre jusqu'à 

 une hauteur déterminée, puis, apiès avoir repéré le niveau dans le tube, à 

 l'aide du viseur, nous avons ajouté successivement des volumes connus 

 d'eau (2 litres) à l'aide d'un ballon jaugé. 



Voici quelques chiffres tirés d'une première série de lectures : 



QUANTITÉS 

 ,, . .. NIVEAUX DENIVELLATIONS 



d eau ajoutées. 



litres. millimètres. millimètres. 



533,0 



2 539,0 4,0 



4 543,0 4,0 



6. . 547,0 4,0 



8 550,9 3,9 



10 554,9 4,0 



12 559,0 4.1 



Il résulte de ces nombres, et d'autres qu'il est inutile de reproduire, que 



la cylindricité de l'appareil est suffisante pour admettre que : 



1° Les dénivellations sont proportionnelles aux volumes immergés ; 



2° Chaque millimètre de dénivellation correspond à un volume de 



.,_,.^ /2 1ilres\ 

 1/2 litre (^^^j. 



D'ailleurs, l'expérience de contrôle suivante légitime bien cette conclu- 

 sion : le cylindre étant rempli jusqu'au trait 2S9,2, on y verse le contenu 

 d'un grosse bonbonne exactement jaugée, soit : 67 lit. 800. Le niveau monte 

 dans le tube jusqu'à la division 394,6. 



La dénivellation est donc : ^=394,6 — 259,2 = 135°^^ ; en admettant 



lit, SOO pour la valeur d'une division, on a pour le volume indiqué par 



136 4 

 l'appareil : V = — ^ = 67,700. La différence entre le volume réel et le 



volume trouvé est, comme on voit, très faible (100 centimètres cubes). 



