SÉANCE DU 7 MARS 313 



La moitié inférieure du régulateur est remplie de mercure. Au-dessus du 

 mercure, à gauche, arrive l'huile de vaseline de la chambre de chauffe. Dans 

 le mercure plonge un fil de platine F planté dans le tube de verre. 



c) Le relai (1) consiste essentiellement en un électro-aimant, renfermé 

 dans une boîte métallique G, et destiné à int^-rrompre automatiquement et à 

 rétablir le courant de chauffe d'après les indications du régulateur. La lampe 

 à incandescence L, qui surmonte la boîte, est montée en tension avec la 

 bobine de l'électro; elle s'allume quand celui-ci fonctionne, et sert à 

 augmenter sa résistivité. 



Un conducteur D à deux fils amène le courant de la canalisation à tout 

 l'appareil. Du relais part un conducteur E à trois fils : deux de ces fils vont 

 au radiateur, le troisième aboutit à la tige H par la potence K. Un dernier fil 

 joint une des bornes du radiateur au fil de platine F. Les connexions élec- 

 triques, sur lesquelles je ne puis insister, sont telles que le circuit (en déri- 

 vation) de l'électro est fermé et le courant de chauffe interrompu lorsque le 

 mercure vient à toucher la pointe de la tige H. 



Le régulateur est une sorte de thermomètre à contacts électriques, 

 dont la cuvette n'est autre que la chambre de chaufTe de la plaline- 

 étuve, et dont le corps dilatable est l'huile de vaseline. Le mercure sert 

 d'index mobile conducteur du couranL 



Le fonctionnement de l'appareil est des plus simples. Tout étant en 

 place, on fait passer le courant; dès que le thermomètre T marque le 

 degré voulu, on achève de remplir d'huile la chambre de chauffe, on 

 chasse les bulles d'air et on ferme hermétiquement l'orifice 0. Dès lors, 

 la dilatation de l'huile fait monter la surface du mercure dans la 

 branche droite du régulateur. Lorsque le mercure atteint la pointe de 

 là tige H, le relais fonctionne et interrompt le chauffage; l'huile se 

 refroidissant, le contact électrique cesse dans la branche droite du régu- 

 lateur et le courant de chauffe se rétablit. Désormais la platine-étuve 

 se maintiendra indéfiniment à la même température. 



En abaissant ou en relevant la pointe de la tige H, on rectifie, s'il y a 

 lieu, ou on modifie à volonté la température de réglage. 



Pour le maintien delà température initiale, il importe que la chambre 

 de chauffe soit purgée d'air et absolument étanche. 



Pour éviter l'oxydation du mercure dans la branche droite du régu- 

 lateur, sous l'influence des étincelles, on le recouvre d'un peu d'huile de 

 vaseline. Celle-ci charbonne lentement, ce qui exige de temps en temps 

 un nettoyage. 



Cet appareil peut fonctionner automatiquement à la même tempéra- 

 ture, cnnslante à 1/10'^ de degré près, pendant très longtemps. Il cons- 

 titue donc un perfectionnement important par rapport aux platines 

 chauffantes actuellement en usage. 



(i) Ce relai fonctionne également bien sur courant continu et sur courant 

 alternai if. 



