SÉANCE DU 28 MARS 



409 



Nouveau microtome, 



par M. Louis Pissot. 



(Communication faite dans la séance précédente.) 



Le microtome que nous avons imaginé a été construit par MM. J. Clerc 

 et A. Chauchat, ingénieurs constructeurs. 



Cet appareil est destiné à permettre le débit en rubans d'une prépa- 

 ration incluse dans la paraffine. Les coupes ainsi obtenues sont paral- 

 lèles et d'égale épaisseur. 



Il est essentiellement composé d'une vis micrométrique horizontale 

 (pas d'un i/2 millimètre ou 500 jjl), sur laquelle se déplace un chariot 

 porle-rasoir, et d'un bloc porte-objet à genouillère glissant verticalement 

 sur deux colonnes guides. 



L'avancement du rasoir et le mouvement de la pièce qui monte et 

 descend sont solidaires l'un de l'autre. 



Lavis micrométrique est munie à son extrémité droite d'une grande 

 roue dentée de 100 dents s'engrenant avec un pignon denté de 10 dents 

 dont l'axe porte en même temps un rochet de 50 dents. Ces dernières 

 dents sont couvertes par un couvre-dents qui permet, grâce à un cliquet, 

 de prendre la quantité de ces dents que l'on veut, de 1 à 24 sans inter- 

 ruption (une dent équivaut à un [x). 



Deux cames, l'une au volant, l'autre à l'extrémité gauche de l'axe 

 actionné par le volant, mettent l'appareil en marche. 



En soulevant la pièce, on fait avancer le rasoir par l'intermédiaire 

 d'un levier secteur mû par la came propre du volant et agissant sur un 

 pignon denté solidaire du rochet dont on a découvert un nombre donné 

 de dents en soulevant seulement une manette ou en l'abaissant. 



Les avantages^qui découlent de ce dispositif sont les suivants 



