SÉANCE DU 9 MAI 609 



Nous avons emporté à Arcachou le dispositif qui nous a servi dans nos 

 recherches antérieures. (Voir Comptes rendus de la Société de Biologie, année 

 courante, p. 442.) De plus, nous avions fait établir, à l'atelier du laboratoire 

 de Physiologie de laSorbonne, un appareil à chute pouvant nous donner des 

 passages de courant constant d'une durée variable et connue. La chute utile 

 peut atteindre 130 centimètres. Le mobile porte un couteau latéral. Un cou- 

 lisseau, qui peut se fixer à diverses hauteurs sur un des montants de l'appareil 

 muni d'une graduation centimétrique, porte un dispositif qui reproduit en 

 plus petit, et dans le sens vertical, l'interrupteur balistique de M. Weiss; 

 c'est-à-dire que le couteau du mobile tombant dans ce dispositif coupe succes- 

 sivement deux minces flls de cuivre ; le plus bas de ces deux fils ferme le cir- 

 cuit d'excitation; le plus haut établit un court circuit; le courant passe donc 

 par la préparation physiologique pendant le temps qui sépare la section du 

 premier fil de la section du second. L'écartement des deux fils peut varier 

 de 1 à 10 centimètres; en faisant varier cet écartement d'une part, d'autre 

 part la distance du coulisseau au point de départ du mobile, on peut obtenir 

 des passages de la durée voulue, au-dessus de un cinq-centième de seconde, 

 jusqu'à plusieurs centièmes de seconde. Cet appareil a été vérifié à Paris 

 avant le départ, au galvanomètre. 



1° Pince du Crabe [Carcinus mœnas). 



La pince, fraîchement coupée, est fixée sur un morceau de liège; le doigt 

 mobile est attelé à un myographe. Deux électrodes de platine sont introduites 

 dans le muscle adducteur, l'une par la section qui a séparé la pince du seg- 

 ment proximal; l'autre par un petit trou pratiqué au milieu de la pince. Nous 

 constatons que ce muscle est en général excitable par les décharges de con- 

 densateur; mais notre dispositif ne nous fournit pas une série convenable de 

 capacités d'une part et de voltages de l'autre pour suivre la loi. Nous nous ser- 

 vons donc exclusivement de notre appareil à chute, c'est-à-dire d'ondes exac- 

 tement pareilles quanta leur forme à celles dont s'est servi M. Weiss. 



La température du laboratoire était très constante; elle a toujours été com- 

 prise entre 10 et 12 degrés. 



L'excitabilité et la rapidité de contraction des divers individus s'est montrée 

 très variable. Nous avons choisi des individus à pince pas trop grosse, reje- 

 tant les préparations qui aux premiers essais se montraient plus lentes et 

 moins excitables que la moyenne, les temps donnés commodément par notre 

 dispositif étant adaptés plutôt aux préparations rapides. Pour un temps donné 

 on cherchait le voltage correspondant au seuil de l'excitation, en procédant 

 autant que possible par une élévation graduelle du voltage. Nous commen- 

 cions la série soit par les temps les plus longs, soit par les plus courts, en 

 ayant soin de revenir au point de départ, pour vérifier que l'excitabilité de la 

 préparation n'avait pas sensiblement changé. 



Pour des passages de courant constant, d'une durée variant de 6 à 

 30 millièmes de seconde, les quantités d'électricité correspondant au 

 seuil de l'excitation ne répondent pas à la formule Q = a -|- 6f. Les pro- 

 duits vt [v = le voltage pris pour l'intensité, la résistance étant cons- 



