SÉANCE DU 20 JUIN 791 



d'obtenir une occlusion hermétique. Une glace épaisse de 10 centimètres de 

 diamètre se trouve à la partie supérieure du cylindre et rend l'observation 

 possible à l'intérieur. 



L'animal est fixé sur une gouttière qui est attenante au couvercle, ceile 

 gouttière est hémicylindrique et glisse facilement à l'intérieur du cylindre. 

 Sur le couvercle existent trois ouvertures qui sont hermétiquement fermées 

 par des bouchons de caoutchouc percés de un ou deux trous. Quatre tubes de 

 verre pénètrent par ces orifices dans le cylindre; le premier communique 

 avec l'appareil aspirateur, le deuxième avec le régulateur de pression, le 

 troisième avec un manomètre inscripteur de la pression de l'enceinte et le 

 quatrième avec un manomètre inscripteur de la" pression artérielle. 



La trompe peut faire rapidement un vide relativement considérable car 

 l'enceinte est d'une faible capacité. L'appareil de réglage maintenant la 

 dépression constante à une valeur déterminée, l'air circule autour de l'animal 

 et à aucun moment les accidents du milieu confiné ne sont à redouter. 



Le régulateur est une cuve profonde à mercure surmontée d'une chambre 

 à air fermée par un bouchon à deux trous; par l'un des trous l'air qui sur- 

 monte le mercure est mis en rapport avec l'enceinte où se trouve l'animal, 

 par l'autre trou glisse à frottement un long tube en verre que l'on enfonce à 

 volonté dans le mercure; c'est par ce tube que pénètre l'air qui arrive à 

 l'animal dans des conditions déterminées de pression. 



Les deux manomètres à mercure donnent l'enregistrement de la pression 

 dans l'enceinte et de la pression sanguine; pour éviter une course trop 

 étendue aux plumes, les deux branches sont de diamètres inégaux et les dépla- 

 cements verticaux sont ainsi réduits au 1/4. 



Le liquide du manomètre artériel pénètre dans le sang pendant la baisse 

 de pression, mais cette rentrée qui est très faible et qui n'a pas d'influence 

 appréciable quand la baisse de pression est lente, peut très aisément être 

 évitée en maintenant le manomètre fermé pendant la descente de la pression 

 atmosphérique; et en le réglant à nouveau avant de le remettre en rapport 

 avec le sang de l'artère. 



J'ai réalisé sur le lapin un certain nombre d'expériences de durées variables 

 et je n'ai jamais rencontré de difficultés pour l'inscription, j'ai poursuivi 

 plusieurs expériences pendant plus de deux heures, et toujours le manomètre 

 artériel a donné des tracés irréprochables. 



Je n'entrerai pas dans les détails de ces recherches qui seront publiées 

 dans le prochain numéro du Journal de Physiologie et de Pathologie 

 générale et je ferai simplement remarquer que le fait le plus saillant qui 

 apparaît à la première inspection des tracés et des graphiques que je 

 présente ici, est le parallélisme des courbes de la pression sanguine et 

 de la pression atmosphérique. Ce parallélisme persiste, quelles que soient 

 les oscillations de la pression atmosphérique, légères ou très considé- 

 rables, lentes ou rapides. Cette influence de la pression sanguine est 

 celle d'un phénomène exclusivement physique qui ne détermine aucune 

 excitation physiologique et qui, par conséquent, ne provoque aucune 

 réaction de l'organisme. L'action de la dépression atmosphérique ne se 



