SÉANCE DU 4 JUILLET 877 



Sur un appareil piîrmettant la mesure des échanges gazeux de la 



RESPIRATION pendant UN TEMPS QUELCONQUE, 



par M. Laulanié. 



L'appareil dont nous parlons forme la base d'une méthode destinée à 

 la mesure de la dépense alimentaire chez les animaux. Elle doit donc 

 permettre, en même temps que la récolte de Turine, la détermination 

 des échanges gazeux de la respiration pendant de longues périodes 

 comprenant au moins vingt- quatre heures, et pouvant embrasser plu- 

 sieurs jours ou plusieurs semaines. En fait, le séjour des animaux dans 

 notre appareil peut être prolongé indéfiniment, pour ce motif que la 

 soufflerie chargée d'assurer la ventilation de la chambre respiratoire a 

 un fonctionnement illimité et ne réclame pas l'inlervention d'un 

 moteur. 



Notre appareil est, en elTet, un Petlenkoffer dans lequel la pompe qui 

 pousse l'air dans la chambre est constituée par un vase de Tantale. La 

 figure ci-jointe en fera saisir la disposition. Elle est formée de deux 

 vases cylindriques et concentriques circonscrivant un espace annu- 

 laire, P. Le vase central (VT), fonctionne comme vase de Mariotle. Son 

 extrémité supérieure, largement ouverte, reçoit l'eau qui s'écoule uni- 

 formément du trop-plein (TP). Le siphon (SI) a une hauteur et un dia- 

 mètre tels que son débit est toujours de beaucoup supérieur à celui du 

 trop-plein. 



Lé vase de Tantale communique largement avec l'espace annulaire P, 

 au moyen de nombreux orifices (0, 0', 0") percés au voisinage de son 

 bord inférieur. Il en résulte que l'eau en mouvement atteint constam- 

 ment le même niveau dans les deux vases. Celui-ci s'élève et s'abaisse 

 tour à tour; il remplit ainsi l'office d'un piston qui se meut dans 

 l'espace annulaire (P) servant de corps de pompe. 



L'air mis en mouvement passe par le tube T' qui est relié à la chambre 

 respiratoire au moyen d'un système de soupapes de Muller non repré- 

 sentées sur la figure. La direction du courant d'air est ainsi déterminée 

 de l'extérieur vers le corps de pompe et de celui-ci vers la chambre res- 

 piratoire. Un compteur de 100.000 litres mesure le volume de l'air 

 envoyé à l'animal pendant la durée de son séjour dans l'appareil. 



Le débit de la pompe est rigoureusement uniforme, puisque l'écoule- 

 ment du trop-plein est lui-même uniforme; sa valeur dépend de l'aju- 

 tage vissé sur le robinet d'écoulement, et il convient de disposer d'une 

 série d'ajutages pour adapter le débit aux besoins variables de l'expéri- 

 mentation. 



Par cela même que le débit prend une valeur invariable, fonction du 

 diamètre des ajutages, il suffirait de le déterminer une fois pour 



