1274 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Ils n'enregistrent pas fidèlement les calories produites et peuvent con- 

 duire à Terreur dès qu'on leur attribue une constante calorimétrique. 



Les déperditeurs ont l'inconvénient encore plus grave de ne pas 

 déterminer la température à laquelle on soumet l'animal, car celle-ci ne 

 peut être relevée ni dans la salle d'expérience, ni dans le matelas de la 

 double enveloppe, puisque l'animal ne s'y trouve pas. Quant à la cavité 

 calorimétrique, sa température n'étant pas homogène et variant avec la 

 distance du corps de l'animal, il faut renoncer à y placer un thermo- 

 mètre dont on ne peut même pas d'avance déterminer logiquement la situa- 

 tion. 



Avec le calorimètre à eau, on pourrait à la rigueur, comme tempéra- 

 ture extérieure offerte à l'animal, prendre celle du matelas liquide. Mais 

 cette température et la nature du résultat calorimétrique restent assez 

 mal définies, puisque le matelas s'échauffe et change progressivement 

 de température. 



Pour supprimer ces causes d'erreur et d'équivoque, et pour avoir un 

 instrument bien approprié à la fois à la détermination rigoureuse des 

 températures extérieures et à l'enregistrement exact des calories, j'ai 

 installé une méthode calorimétrique de double compensation dont le 

 principe se rattache en partie aux méthodes compensatrices du profes- 

 seur d'Arsonval. 



Le matelas liquide de la double enveloppe reçoit sans cesse de l'eau 

 glacée que lui fournit un petit chariot, à la fois distributeur et agitateur^ 

 animé d'un mouvement régulier de va-et-vient. En même temps, un 

 trop-plein assure la sortie de l'eau du matelas. Si la compensation est 

 exacte, le courant d'eau glacée emporte toute la chaleur fournie par 

 l'animal et le matelas conserve strictement sa température initiale. 

 Pour être parfaite, la compensation sera automatique. Dans ce but, des 

 tubes pleins d'alcool sillonnent la masse liquide du matelas, de façon à 

 recueillir en tout point le moindre échauffement et à le traduire par une 

 dilatation. 



Un tambour à membrane élastique totalise les dilatations, et les 

 transmet au levier à contrepoids qui écrase le conduit élastique adduc- 

 teur d'eau glacée. 



La moindre chaleur fournie au calorimètre soulève donc le levier, 

 permet l'écoulement de l'eau froide et détermine ainsi dans le matelas 

 la réaction froide compensatrice du chaud. 



La sensibilité du régulateur d'écoulement est très grande : un échauf- 

 fement inférieur à 1 degré suffirait pour ouvrir à plein le courant d'eau 

 glacée ; un simple échautïement de 0^01 fait déjà sentir son action sur le 

 mécanisme compensateur (1). 



({) Pour le détail, voir mes mémoires du Journal de Physiologie et de Patho- 

 logie générale, mars et mai 1902, et janvier 1903. 



