110 H. Rupe und F. Müller. 



folgender Oxydation etwa entweichender Kohlenwasserstoffe schliess- 

 lich als Kohlendioxyd zur Wägung gebracht. Eine Methode, die von 

 Jüptner, Gmelin sowie durch Sarnström ausgearbeitet und schliess- 

 lich von Corlais verbessert wurde.^) 



In der Eegel Avurden 3 gr Einwage der entfetteten Späne in 

 einem Corlaiskolben in gesättigter Chromschwefelsäure nach Zusatz 

 von Kupfersulfat aufgelöst. In dem langhalsigen Kolben ist seitlich 

 ein fast bis auf den Boden reichendes Rohr mit kugelförmiger Er- 

 Aveiterung eingeschmolzen, dessen trichterförmige Öffnung durch 

 einen eingeschliffenen Glasstöpsel abgedichtet ist. Innerhalb des 

 Kolbenhalses befindet sich eingeschliffen ein Kühler, während die 

 im Zersetzungskolben entstehenden Gase durch ein am Kolbenhals 

 seitlich angesetztes Glasröhrchen entweichen können. Dieses ist zu- 

 nächst mit einem mit Chromtrioxyd beschickten Röhrchen verbunden, 

 durch das die Gase in ein mit grobem Kupferoxyd angefülltes Quarz- 

 rohr gelangen, das während der Analyse in einem kleinen Ofen zur 

 Rotglut erhitzt Avird. Durch hieran angeschlossene, mit conc. 

 ScliAvefelsäure und Chlorealcium beschickte Trockenröhren kommt 

 schliesslich das Kohlendioxyd in zAvei Classen'schen Natronkalk- 

 röhren, die noch mit einer dritten als Sicherheitsrohr dienenden ver- 

 bunden sind. Durch Wägen der Absorptionsgefässe kann dann der 

 Kohlenstoff berechnet Averden. Während der Analyse Avird durch den 

 ganzen Apparat mit Hilfe eines Aspirators ein Kohlensäure freier 

 Luftßtrom hindurchgesogen. 



Von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Methode 

 konnten Avir uns durch analysieren von Normalstahlspänen mit be- 

 kanntem Kohlenetoffgehalt durch übereinstimmende Resultate über- 

 zeugen. Es standen uns Späne mit 0,40/q Kohlenstoff der Firma 

 Dujardin & Cie. hierzu zur Verfügung. Wir fanden 0,36 ^/g Kohlen- 

 stoff darin. 



Nach Ledebur kann der Zusatz von Kupfersulfat zur Chrom- 

 schwefelsäure zwecks Verringerung der Bildung von Kohlenwasser- 

 stoffen unterbleiben. Das Röhrchen mit Chromtrioxyd, das AA^egen 

 der sich eventuell bei der Verkupferung des Eisens bildenden 

 schwefligen Säure zAvischen Kolben und Kupferoxydrohr einge- 

 schaltet Avurde, kann dann bei der Zusammensetzung des Apparates 

 Avegfallen. Auch nach diesem Verfahren Avurde unter gleichzeitiger 

 Benutzung eines Kaliapparates, von Ledebur zur Absorption der 

 Kohlensäure bevorzugt, mit gutem Erfolge bei Kontrollbestimmungen 

 gearbeitet. 



6) Lunge, Chem. -technische Untersuchungsmethoden, ßd. 5. 



