Klimatische Normalwerte für Basel. 153 



ändern kann, wird sowohl die Vergleichbarkeit verschiedener Stationen, 

 wie aucli mehrerer Jahrgänge derselben Stationen nahezu illusorisch. 

 Die Ergebnisse der Basler Registrierungen sind besonders unerfreu- 

 lich. Seit 1886 stand ein Sonnenscheinautograph im Gebrauch, der 

 anfangs ganz gute Resultate lieferte. Gegen das Ende des Jahr- 

 hunderts begann jedoch seine Empfindlichkeit bedenklich abzu- 

 nehmen. Nach mehrjährigen, leider nicht ausführlich veröffentlichten 

 Versuchen von W. Strub konnte 1908 ein neues Instrument von 

 Negretti und Zambra (London) aufgestellt werden, das an Empfind- 

 lichkeit den alten hiesigen, wie auch die meisten übrigen Heliographen 

 in der Schweiz übertrifft. Während die bisher veröffentlichten Durch- 

 schnittswerte der Sonnenscheindauer in Basel einfach das arithmetische 

 Mittel aus den ganz heterogenen Registrierungen darstellen, wurde 

 für diese Tabelle versucht, die ganze Reihe auf das jetzt im Gebrauch 

 stehende Instrument zu beziehen. Die erhaltenen Zahlen können also 

 nur zum Vergleich mit den laufenden Basler Registrierungen benützt, 

 dagegen nicht unmittelbar neben die Ergebnisse anderer Stationen 

 gestellt werden. Zur Reduktion der früheren Jahrgänge konnte die 

 Station Buus verwendet werden, wo Herr Pfarrer Bührer seit 1893 

 einen Sonnenscheinautographen besorgt.^) Die Reduktion wurde in 

 folgender Weise ausgeführt : Auf Grund des Verhältnisses der 

 Sonnenscheindauern von Basel und Buus in den Jahren 1893 — 1899 

 wurden die Basler Beobachtungen von 1886 — 1892 auf Buus umge- 

 rechnet, und sodann die ganze verlängerte Buuser Reihe 1886 — 1907 

 mit Hilfe der Verhältniszahlen, die sich aus einer Nebeneinanderstel- 

 lung der in den Jahren 1908 — 1915 in Buus resp. Wintersingen und 

 in Basel mit dem neuen Apparat gewonnenen Sonnenscheindauern 

 ergaben, auf den neuen Basler Heliographen reduziert. Wie gross 

 der Einfluss dieser Reduktion ist, ersieht man daraus, dass der Durch- 

 schnitt aus den in den 30 Jahren wirklich registrierten jährlichen 

 Sonnenscheindauern 1678 Stunden beträgt, die reduzierte Summe aber 

 um' 303 Stunden oder 18 ^/q grösser ist. Die angegebenen reduzierten 

 Monatsdauern dürften Fehler bis zu mehreren Stunden aufweisen; 

 eine noch sorgfältigere Reduktion des gesamten Materials wird sich 

 erst durchführen lassen, wenn einmal gleichzeitige Registrierungen 

 mit dem alten und dem neuen Sonnenscheinautographen sowie mit 

 dem neuen Maurer'schen Sonnenscheinchronographen vorliegen. 0) 



5) Buus lie^'t 22,5 km im ESE von Basel im Jura, q) = 41^ 30', i = 7« 52', 

 Höhe = 450 m. ü. M.; seit April 1913 ist die Station ins benachbarte Winter- 

 singen verlegt. 



6) Das von A/^/(//v'/' angegebene und in der Met. Ztschr. liand XXVIIl, 1911, 

 S. 518 und Band XXXI, 1914, S. 193 beschriebene Präzisionsinstrument ist zur 

 Zeit in den Werkstätten der James Jaquet A.-G. in Basel im Bau. 



