2 F. Ebi. 



aerodynamischen Feldes notwendigen Grössen bestimmen zu können. 

 Diese sind 1. der statische Druck, 2. die Windgeschwindigkeit und 

 3. die Stromrichtung. Eine Sonde aber darf, damit durch sie 

 selbst die wirklichen Werte nicht merklich verändert werden, nur 

 geringe Dimensionen haben. Ein solches überaus einfaches Instru- 

 ment von kleinster Ausdehnung, mit dem alle drei notwendigen 

 Grössen gefunden werden können, hat vor zwei Jahren K. Gegauff 

 hergestellt und dessen Haupteigenschaften beschrieben -). Unter- 

 suchungen von A. Hagenbach 3 ) Hessen es jedoch als wünschenswert 

 erscheinen, noch genaueren Aufschluss über die Vorgänge an den 

 Sonden Zugewinnen. Ich habe es daher auf Anregung der Herren 

 Professoren A. Hagenbach und H. Zickendraht unternommen, diese 

 weitern Untersuchungen durchzuführen und gleichzeitig das An- 

 wendungsgebiet der Sonde dadurch zu erweitern, dass auch die 

 Bestimmung des Krümmungsradius der Stromkurve in irgend einem 

 Punkt des Feldes mit ihr durchgeführt werden kann. 



II. Die Sonde von K. Gegauff, ihre Eigenschaften 

 und ihre Verwendung-. 



Die Gegauff'sche Sonde 4 ) besteht aus einer geraden feinen 

 Stahl- oder Messingröhre von der Dicke einer Stricknadel. Das 

 eine Ende, der Sondenkopf, ist meist abgerundet und stets ver- 

 schlossen. Unmittelbar davor (l mm) befindet sich eine feine, 

 senkrecht zur Nadelachse gebohrte Oeffnung von 0,4 mm Durch- 

 messer. Wird die Sonde in den Luftstrom eingeführt, so pflanzt 

 sich durch das Loch am Sondenkopf der an der betreffenden Stelle 

 des Stromes vorhandene Druck ins Innere der Sonde fort und 

 kann, da das offene Ende mit einem Manometer in Verbindung 

 steht, an dessen geeichter Skala abgelesen werden. Unter a sei 

 der Winkel zwischen der Axe der Oeffnung und der Stromrichtung 

 verstanden. Wird die Sonde um ihre Axe gedreht, so erhält 

 man für die verschiedenen Werte von a verschieden grosse Druck- 

 werte p, wobei p stets den Druck in mm Wasser bedeuten mag. 

 Ist a = 0°, so zeigt das Manometer maximalen Ueberdruck an. 

 Mit wachsendem a nimmt der Druck ab, um bei einem für eine 

 bestimmte Sonde charakteristischen Neigungswinkel zu verschwinden. 

 Wird die Sonde über diesen ihr eigentümlichen Winkel gedreht, 

 so wird der Druck negativ und weist bei ca. 85° einen maximalen 

 Unterdruckswert auf. Zwei Stellungen der Sonde sind für die Aus- 



" 2 j K. Gegauff. Sondenmessungen im' aërodyn. Felde. Dissertation, Basel 1916. 



3) A. Hagenbach u. K. Gegauff. Phys. ZS. 18. 21. 1917. 



4 ) K. Gegauff. 1. c. 



