Untersuchung aerodynamischer Felder. 5 



Zur Auffindimg einer Nullstelle wird nun folgendes Verfahren 

 eingeschlagen : Man dreht die Scheibe parallel zum Luftstrorn, 

 liest den Manometerausschlag ab, dreht sie darauf um genau 180° 

 und liest wieder den Ausschlag an der Libelle ab. Ist der Druck- 

 wert für beide Stellungen derselbe, so ist dies erstens ein sicheres 

 Zeichen dafür, dass beidemal die Scheibe sich parallel zum Luft- 

 strom befand, zweitens bedeutet der abgelesene Druck den an 

 jener Stelle im aerodynamischen Feld vorhandenen statischen Druck. 

 Um eine Nullstelle aufzufinden, verschiebt man die Scheibe im Feld 

 so lange, bis das Manometer für beide Scheibenstellungen keinen 

 Ausschlag mehr anzeigt. Ist dies gelungen, so ist die gefundene 

 Stelle zur Eichung der Nadelsonde geeignet. Die Sonde wurde zur 

 Eichung wie auch zur Ausmessung des aerodynamischen Feldes 

 am Koordinatenapparat s ) festgelagert, sie blieb aber um ihre Axe 

 drehbar. Mit dem Stativ fest verbunden war ein Teilkreis, durch 

 dessen Mitte die Sonde hindurchging. Mittels eines an ihr be- 

 festigten Zeigers konnte die Stellung des Sondenmundes gegen die 

 Windrichtung abgelesen werden. Dreht man nun an der zur 

 Eichung geeigneten Stelle die Sonde nach der einen Seite so lange 

 um ihre Axe, bis der am Manometer abgelesene Ausschlag null 

 ist, und wiederholt diese Bewegung hierauf nach der andern Seite 

 hin ebenfalls so lange, bis kein Ausschlag mehr am Manometer 

 erfolgt, so wird der doppelte Wert des für diese Sonde charakter- 

 istischen Neigungswinkels a abgelesen. Dreht man die Sonde 

 hierauf um diesen Winkel a selbst zurück, so erhält man die 

 Stellung der Sonde, in der die Oeffhung gerade der Stromrichtung 

 zugekehrt ist. Die Zeigerstellung gibt jetzt die Windrichtung an 

 und der am Manometer abgelesene Ausschlag ist proportional dem 

 dynamischen Druck. Den dynamischen Druck p d stellen wir durch 

 Vergleichsversuche mittels der Scheibensonde oder der Stauscheibe 

 fest. Aus dem Verhältnis 



Pd 

 Pd 



ergibt sich dann der einer bestimmten Sonde eigentümliche und 

 konstante Proportionalitätsfaktor 9 ). 



Die mit einer auf solche Weise geeichten Sonde erhaltenen 

 statischen Druckwerte dürfen aber nur dann als absolut einwand- 

 freie Werte bezeichnet werden, wenn nachgewiesen ist ; dass der 

 charakteristische Neigungswinkel a für alle vorkommenden Wind- 

 geschwindigkeiten konstant ist. Für die Sonden erweist er sich, 



8 ) H. Zickendraht. Ann. d. Phys. 35 (IV) 64. 1911. 



9 ) Vergleiche Seite 3 dieser Arbeit. 



