6 F. Ebi. 



wie aus Tabelle I hervorgeht, innerhalb gewisser Geschwindig- 

 keitsgrenzen als konstant, während man erwarten sollte, dass er 

 mit wachsender Geschwindigkeit kleiner würde. 



Tabelle I. 





Sonde I 



Sonde II 



Sonde III 



Sonde IV 



Charakt. Neigungswinkel a: 



44.0« 



43.50 



44.0° 



43.50 



Windgeschwindigkeit in m/s : 



3.2 



7.3 



8.3 



5.4 



6.9 



8.0 



2.8 



6.8 



7.9 



5.7 



7.6 



9.5 



Druck in mm Wasser : 



0.00 



0.00 



0.00 



0.00 



0.00 



-0.01 



0.00 1 0.00 



0.00 



0.00 



0,00 



0.00 



Dass an den Sonden der Nachweis einer Veränderung des 

 charakteristischen Neigungswinkels nicht möglich ist, mag den ge- 

 ringen Dimensionen dieses Messinstrumentes als auch dem relativ 

 kleinen angewandten Luftgeschwindigkeitsintervall zugeschrieben 

 werden. Da nun die Sonde einen dünnen Kreiszylinder darstellt, 

 wurden im Folgenden an Kreiszylindern mit verschiedenen Dimen- 

 sionen Messungen angestellt, um womöglich eine Abhängigkeit des 

 Neigungswinkels von der Windgeschwindigkeit nachzuweisen und 

 das eigentümliche Verhalten der Nadelsonde aufzuklären. 



III. Versuchsanordnung'. 



Zur Erzeugung des zu den Untersuchungen notwendigen Luft- 

 stromes diente ein speziell für aerodynamische Zwecke gebauter 

 dreiflügeliger Ventilator von 50 cm Durchmesser. Er wird von 

 einem kräftigen Elektromotor angetrieben. Die Flügel laufen im 

 weiten Ende eines 45 cm langen Konus, der sich nach vorn auf 

 35 cm Durchmesser verjüngt. Daran schliesst sich ein 52 cm 

 langes Zylinderrohr an. Ein absolutes Erfordernis zur Erzielung 

 einwandfreier Messungen ist ein homogener Luftstrom. Zu seiner 

 Herstellung sind besondere Massnahmen notwendig. In unserm 

 Fall ist unmittelbar vor den Flügeln eine grosse Anzahl der Dreh- 

 richtung entgegengestellter Leitschaufeln eingesetzt. Am Ende 

 des Zylinderrohres vermag ein Gleichrichter aus feinem Drahtnetz 

 durch besonders sorgfältige Behandlung noch vorhandene Ungleich- 

 heiten im Luftstrom zu eliminieren. Diese einfache und sinnreiche 

 Konstruktion rührt vom Verfertiger des Ventilators, Herrn Dr. 

 F. Küngelfuss in Basel her. Die feine Einregulierung, die ich 

 für meine Messungen vorgenommen habe, hat bewiesen, dass sich 

 der Ventilator mit komplizierteren Apparaten anderer Institute 

 messen darf. In Fig. 3 ist der Ventilator reproduziert. 



