Untersuchung aerodynamischer Felder. 9 



wendung des „unendlich langen" Zylinders war nötig, damit die 

 Luft den Zylinder nur in den zur Zylinderaxe senkrechten Ebenen 

 umströmen konnte. Vergleicht man die an Zylindern grossen 

 Durchmessers erhaltenen Druckverteilungen mit denen an dünnen 

 Zylindern oder Sonden, so findet man bei gleichen Versuchsbe- 

 dingungen analoge und vergleichbare Werte. Immerhin bestehen 

 gewisse Unterschiede. Namentlich fallen die Unterdruckwerte bei 

 weiten Zylindern wesentlich geringer aus als bei Sonden. 



Vor Beginn der Versuche wurde jeder Zylinder sorgfältig 

 poliert, da Untersuchungen an Zylindern mit berussten Flächen 11 ) 

 ergeben haben, dass dann stark veränderte Druckverteilungen auf- 

 treten und insbesondere sich die Lage des charakteristischen 

 Neigungswinkels a verschiebt. Vor den Messungen wurde jede 

 Oeffnung unter dem Mikroskop auf ihre Güte geprüft; etwa vor- 

 handene Unregelmässigkeiten der Ränder wurden dadurch entfernt, 

 dass die Oeffnungswandung mit einer feinen polierten Stahlnadel 

 so lange ausgerieben wurde, bis alle Unebenheiten verschwunden 

 waren. Bei Messungen mit Oeffnungsdurchmessern von 0.3 — 0.7 mm 

 zeigte sich an Zylindern die gleiche Erscheinung wie an Sonden 12 ): 

 Löcher mit kleinerem Durchmesser als 0,3 mm sind zu genauen 

 Messungen nicht mehr verwendbar. Die Manometerflüssigkeit 

 stellt sich nur langsam ein, sie kriecht und die Messwerte fallen 

 kleiner aus als die, welche man mit Oeffnungen von 0.4 — 0.7 mm 

 erhält. 



Verkleinert man den Durchmesser des Sondenmundes so weit, 

 bis er mit der Dicke der allen Körpern anhaftenden Gashaut ver- 

 gleichbar wird, so kann sich diese Verengerung des Sondenmundes 

 in den Messresultaten geltend machen \ es scheint sogar nicht aus- 

 sichtslos, von dieser Seite her Untersuchungen über die Dicke der 

 adhärierenden Gasschicht aufzustellen. 



Weitere Fehler könnten entstehen, wenn die Oeffnungen nicht 

 genau normal, sondern schräg zur Zylinderaxe gebohrt wären. 

 Um auch den Einfluss solcher Oeffnungen auf die Messresultate 

 zu bestimmen, bohrte ich in zwei Zylinder zwei Löcher unter einem 

 Winkel von 30° zum Zylinderradius. Während die Axe der einen 

 Oeffnung in einer zur Zylinderaxe senkrechten Ebene lag, befand 

 sich die andere Oeffnungsaxe in einer durch die Zylinderaxe ge- 

 legten Ebene. Mit den beiden schräggebohrten Oeffnungen durch- 

 geführte Druckbestimmungen Hessen aber erkennen, dass solche 

 Bohrungen zu exakten Messungen nicht verwendet werden können. 



") A.Lafay: CR. 150. 1312. 1910. 

 12 ) K. Gegauff: 1. c. pag. 14. 



