18 F. Ebi. 



1. Den statischen und den dynamischen Druck, resp. den 

 Gesamtdruck. 



2. Die Stromrichtung und 



3. Die Windgeschwindigkeit. 



Die ersten zvrei Grössen erhält man direkt mit der Sonde, 

 während die dritte nach der Formel 



# 



2sr(P-P s 



berechnet werden muss. Mittels der beobachteten Strom- 

 richtungen können ferner die Stromlinien graphisch dargestellt 

 werden. Das so erhaltene Stromlinienbild gibt jedoch, streng ge- 

 nommen nur dann einwandfrei das wirkliche Strömungsbild wieder, 

 wenn unendlich viele Punkte im Feld vermessen worden sind. 

 Solange nur der Zustand einer beschränkten Anzahl von Punkten 

 bestimmt ist, bleibt beim Zeichnen der Stromlinien stets eine Will- 

 kür bestehen. Die Genauigkeit in der Darstellung der Stromlinien 

 kann nun aber gesteigert werden, wenn in jedem Punkt ausser der 

 Stromrichtung noch die Krümmung der Stromlinien bestimmt wird 19 ). 

 Diese findet man, sobald die Stromrichtung in zwei in der Wind- 

 richtung aufeinanderfolgenden benachbarten Punkten ermittelt 

 wird. Die beiden beobachteten Pichtungen sind dann als die Tan- 

 genten an die Stromkurve zu betrachten. 



Diese Aufgabe ist ebenfalls mit der GegaufFschen Sonde lösbar. 

 Man benötigt nur eine Vorrichtung, die gestattet, die Sonde sowohl 

 um ihre Axe zu drehen, als sie auch in der jeweiligen Strom- 

 richtung etwas zu verschieben. In den Fig. 8, 9 und 10 sind der 

 vertikale und horizontale Querschnitt und die Vorderansicht der 

 Apparatur angegeben. 



Auf einem Zylinderrohr J von 2.4 cm innerem Durchmesser, 

 das am Koordinatenapparat befestigt werden kann, ist der Teilkreis 

 T aufgelötet. Davor liegt eine lose Scheibe K aus Karton, welche 

 durch den vor ihr liegenden Gummiring G gegen den festen Teil- 

 kreis gepresst wird. Sie trägt nur drei Marken A, B und C 

 (Fig. 10), die zweimal den charakteristischen Neigungswinkel der 

 verwendeten Sonde einschliessen, und dient ausschliesslich zur Er- 

 leichterung der Winkelablesungen am Teilkreis T. In die Pöhre 

 J ist ein auch auf die Pohraxe centrierter Zylinder L eingepasst, 

 der einen quaderförmigen Hohlraum enthält. Der Zylinder L kann 

 mit dem Stift S um seine, d. h. um die Apparaturaxe gedreht und 

 durch die Schraube M (Fig. 8) arretiert werden. In den Hohl- 



19 ) A. Hagenbach u. K. Gegauff. 1. c. pag. 28. 



