Untersuchung aerodynamischer Felder. 23 



Unter der Annahme, dass die Druckverteilung um Sonden 

 derjenigen um die Zylinder analog sei (siehe Seite 9), ist zu er- 

 warten, dass sich demnach auch bei den Sonden die Stromlinien 

 da tangential an die Sondenoberfläche anlegen, wo p d null ist. Wir 

 erhalten also mit der Sonde, solange die Stromlinien gegen die 

 Sondenoberfläche gerichtet sind, die dynamischen Druckkompo- 

 nenten auf die Messtellen ihrer Oberfläche. 



Der Zustand des direkt hinter dem Zylinder liegenden Gebietes 

 konnte infolge der dort sich abspielenden pulsatorischen Vorgänge 

 nicht ermittelt werden. Mittels der Sondenmethode werden eben 

 nur Mittelwerte gemessen, während die Stromverhältnisse hinter 

 dem Zylinder nur durch Messung von Momentan -Werten erhalten 

 werden können. 



Zusammenstellung- der Resultate. 



1. Eine Abhängigkeit des charakteristischen Neigungswinkels 

 (bei dem der dynamische Druck zu Null wird) von der Luft- 

 geschwindigkeit konnte für das Intervall von 3 — 8 m /s bei 

 den gemessenen Sonden und Zylindern nicht nachgewiesen 

 werden. 



2. Es wurde hingegen eine Abhängigkeit dieses Winkels von 

 dem Zylinderumfang in dem Sinn gefunden, dass mit zu- 

 nehmendem Zylinderumfang dieser Winkel kleiner wird. 



3. Die Entfernung der Messöffnung vom Zylinder-(Sonden-)Ende 

 ist von wesentlichem Einfluss auf die Bestimmung der Druck- 

 verteilung um diese Widerstandskörper. 



4. Die mit Zylindern von grösserm Durchmesser als 31.7 mm 

 erhaltenen maximalen dynamischen Druckwerte weisen gegen- 

 über denjenigen der Stauscheibe unter 90° keine Unterschiede 

 mehr auf. 



5. Es wurde gezeigt, dass mit der Sonde auch die Stromlinien- 

 krümmung an irgend einem Punkt des aerodynamischen Feldes 

 bestimmt und damit der Stromlinienverlauf exakter als bisher 

 ermittelt werden kann. 



Manuskript eingegangen 7. Oktober 1919. 



