98 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Composition générale de l'appareil. — Notre dispositif se réduit à une 

 enceinte respiratoire parcourue par un courant d'air avec cette circon- 

 stance que le courant nous offre à sa sortie de l'enceinte un témoin de 

 ses altérations, toujours disponible et facile à consulter. 



L'ensemble comporte donc : 1° une enceinte, 2° un appareil de venti- 

 lation, 3° un témoin, 4° un eudiomètre. Celui-ci doit remplir des condi- 

 tions spéciales. Le trait essentiel de la méthode est en effet de compor- 

 ter des analyses à un moment quelconque. Il est donc essentiel de dis- 

 poser d'un instrument d'analyse constamment prêt à fonctionner et 

 capable de donner rapidement ce qu'on lui demande. Toutes ces con- 

 ditions sont remplies par notre eudiomètre double à phosphore {Arch. 

 de physiologie, juillet 1894). 



Enceinte. — Elle n'offre rien de spécial. Il importe cependant qu'elle 

 ne soit pas trop grande, pour se prêter à un renouvellement rapide de 

 son atmosphère. 



11 faut aussi qu'elle soit disposée de manière à permettre une réparti- 

 tion très uniforme du courant et assurer ainsi un mélange très ho- 

 mogène des gaz. A cet effet, elle est rigoureusement étanche, sauf au 

 niveau des orifices d'entrée et de sortie de l'air. Des orifices sont con- 

 stitués par des tubes qui se prolongent intérieurement dans toute 

 l'étendue de l'enceinte et forment deux grilles symétriques. 



Il est également indispensable, pour éviter les échanges entre 

 l'atmosphère intérieure et l'atmosphère extérieure, d'interposer une 

 soupape sur le trajet du tube de pénétration et du tube de sortie. 



D'ailleurs, tous les segments de notre appareil sont séparés les uns 

 des autres par des soupapes de Muller à glycérine. 



Appareil de ventilation. — Il doit fournir un débit rigoureusement 

 constant. En dehors de cette condition, l'altération actuelle de l'air à sa 

 sortie serait une résultante, fonction à la fois de la vitesse actuelle et des 

 vitesse antérieures du courant d'air. 



Avec un débit constant, la mesure des gaz de la respiration devient 



V X n - 



> V désignant la valeur du débit horaire et n la teneur du 



mélange en CO 2 ou la proportion de l'oxygène disparu. 



Nous opérons la ventilation soit à l'aide d'une pompe actionnée par 

 un moteur à gaz, soit à l'aide d'un aspirateur. 



Ces deux appareils mériteraient une description particulière, mais les 

 détails en seraient trop longs et il est préférable d'en réserver l'étude. 

 Qu'il nous suffise de dire ici que notre « pompe annulaire double » est, 

 par construction, d'une étanchéité absolue et que le moteur à gaz qui la 

 met en mouvement fonctionne avec une remarquable constance. 



Quant à l'aspirateur, il consiste en un grand réservoir d'une conte- 

 nance de 1,000 litres. L'écoulement de l'eau qui fait l'appel de l'air est 

 réglé et maintenu uniforme par un système de poulies, de flotteurs et de 



