298 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



plume, tandis que le tracé corrigé ressemble d'une manière frappante 

 au modèle. 



Nos vérifications relativement à la vitesse ont été faites de la manière 

 suivante : nous avons exercé des pressions sur une poire en caoutchouc 

 réunie à deux tambours à l'aide d'un tube en Y. L'un des deux tam- 

 bours était muni d'un tube libre et l'autre d'un tube à orifice capillaire. 

 L'inscription a été faite à grande vitesse sur un cylindre et nous avons 

 fait courir au-dessous des deux tracés de nos tambours le tracé d'un 

 diapason à 100 vibrations par seconde. Nous n'avons constaté aucun 

 retard appréciable dans l'enregistrement des phénomènes avec un ori- 

 fice capillaire. Comme deux tambours ne sont jamais absolument com- 

 parables, dans une seconde série d'expériences, nous avons changé le 

 tube à orifice capillaire de tambour. Les résultats ont été aussi satisfai- 

 sants que précédemment. 



Les dimensions à donner à l'orifice capillaire pour la correction d'un 

 tracé varient nécessairement avec un grand nombre de circonstances. 

 Nous dirons, à titre d'exemple, que le pouls capillaire totalisé, pris avec 

 l'appareil volumétrique de MM. Hallion et Comte, et qui constitue un 

 mouvement très léger et très délicat (car on l'écrase facilement en 

 augmentant un peu le frottement de la plume sur le cylindre) passe 

 sans se déformer et sans changer d'amplitude à travers un orifice 

 capillaire de 5 dixièmes de millimètre. On n'aurait pas supposé à priori 

 une pareille tolérance. 



L'emploi d'un orifice capillaire convenablement gradué donne donc 

 de précieux avantages pour l'enregistrement de la forme et de la vitesse. 



Injecteur hypodermique sans piston n'exigeant aucun entretien 

 et facilement stérilisable, 



par le D r Mareschal (d'Angers). 

 Note présentée par M. J.-V. L aborde. 



Obtenir un instrument toujours prêt à fonctionner, n'exigeant ni 

 entretien ni réparations, facile à stériliser à l'eau bouillante dans un 

 simple tube à essai, — tel est le but que nous nous sommes proposé en 

 construisant ce nouveau modèle d'injecteur hypodermique. 



Afin d'éviter les mécomptes si fréquents engendrés par le piston et le 

 cylindre en verre, nous les avons supprimés, ainsi que le fil métallique 

 dont l'introduction à travers le canal de l'aiguille est toujours fasti- 

 dieuse et quelquefois impossible par suite de tremblement, amblyopie, 

 obscurité, etc. 



Hâtons-nous de déclarer que cet injecteur ne permet pas de res- 

 treindre l'injection à un nombre de gouttes déterminé, mais qu'il est 



