320 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



100 à 150 degrés. Dans ces deux nouveaux essais, j'ai obtenu les mêmes 

 résultats que ceux indiqués ci-dessus. 



Il semble donc qu'il soit légitime de tirer de ces différents résultats 

 la conclusion suivante : la propriété pyrétogène de l'invertine est, non 

 détruite par l'action des températures variant entre 100 et 150 degrés, 

 mais, simplement, notablement atténuée. 



Dans une prochaine communication, je me propose de présenter à la 

 Société les modifications que ces mêmes tempéra'ures font subir à la 

 propriété diastasique de cette substance pyrétogène. 



Un régulateur graphique. 

 Note de MM. A. Binet et J. Courtier. 



Le régulateur graphique que nous avons l'honneur de présenter 

 aujourd'hui à la Société de Biologie a été construit sur le principe pré- 

 cédemment énoncé dans nos notes relatives à ce sujet. 



Il a pour but de corriger la projection des plumes des tambours enre- 

 gistreurs à l'aide d'orifices capillaires interposés dans les tubes de 

 transmission. 



Nous avons dit antérieurement que le diamètre de l'orifice doit varier 

 avec les expériences. Des essais nous ont montré que le plus petit dia- 

 mètre donnant des résultats satisfaisants était de 4/10 de millimètre. 

 Plus le phénomène à enregistrer a de force et d'intensité, plus le dia- 

 mètre de l'orifice doit être grand. Nous avons utilisé comme maximum 

 des ouvertures de 15/10 et de 20/10 de millimètre de diamètre. Avec 

 des diamètres plus grands, on retomberait dans les conditions ordi- 

 naires de la transmission par tube libre. 



Pour que l'on puisse aisément corriger la projection des plumes 

 au cours des expériences, nous avons construit l'appareil dont nous 

 vous présentons le dessin. Il se compose de trois rondelles. Deux 

 d'entre elles, A et B, sont solidaires et réunies par un axe a. Entre ces 

 deux rondelles est emboîtée une troisième rondelle G, mobile autour 

 de l'axe a. 



Les rondelles en cuivre A et B ont à leur périmètre une ouverture 

 de 4 ram de diamètre munie d'embouts eb auxquels on fixe de part et 

 d'autre les tubes de transmission. 



La rondelle en cuivre C est percée sur son périmètre de dix ouver- 

 tures o dont les diamètres sont de : 4 mm , 2 mm , l mm 1/2, l mm , 9/10, 

 8/10, 7/10, 6/10, 5/10 et 4/10 de millimètre. 



Cette rondelle C étant mobile, on peut amener dans l'axe de l'ouver- 

 ture des embouts successivement chacun des orifices précités, et choisir 

 celui qui convient le mieux à l'expérience qu'on poursuit. 



Le maniement de l'appareil est fort simple. On tient dans une main 



