412 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



La combinaison des objectifs et oculaires de nouveau système à grand 

 angle d'ouverture donne un champ de vision variant suivant le gros- 

 sissement, de 9 à 50 millimètres ; en outre, ses mécanismes dont l'am- 

 plitude permet d'explorer toute l'étendue d'une surface de 14 centi- 

 mètres de long sur 8 centimètres de large, en font un instrument des 

 plus utiles. 



La préparation est placé sur le cadre G, représentant la platine ordi- 

 naire des microscopes ; ce cadre peut se déplacer d'avant en arrière au 

 moyen d'une crémaillère actionnée par un arbre BB' ; en même temps le 

 support du corps D, portant la partie optique, peut pivoter sur un axe 

 situé dans la base de la colonne C, au moyen d'une vis tangente V. 



Le parcours méthodique de la préparation s'opère donc : 1° par le 

 déplacement longitudinal de la platine, entraînée par la crémaillère BB', 

 et 2° par le déplacement transversal de la combinaison optique circulant 

 sur la préparation. Le mouvement circulaire imprimé au corps est 

 d'ailleurs d'un rayon assez grand pour être considéré comme un mouve- 

 ment rectiligne. Ce système de déplacement du corps offre l'avantage de 

 simplifier les organes mécaniques nécessaires pour une course trans- 

 versale aussi grande. 



L'éclairage s'obtient au moyen d'un miroir plan de grande dimension, 

 pouvant éclairer toute la surface des plus grandes préparations, et d'un 

 miroir concave pour les observations avec des grossissements forts: 

 dans ce cas, la glace-platine peut être remplacée par une plaque d'ébo- 

 nite, percée d'une ouverture centrale et munie de diaphragmes montés 

 de façon à rester fixes pendant le mouvement de la platine. 



Tout l'instrument est établi solidement sur une base oblongue sur 

 laquelle glisse la platine fixée sur le cadre A. Le mouvement lent M et 

 la crémaillère du mouvement prompt sont construits avec la plus grande 

 perfection, et permettent l'emploi des objectifs forts. 



Avec les objectifs faibles habituellement employés pour les études 

 des coupes anatomiques, le champ de vision fourni par l'oculaire est 

 très grand. Le n° 1 embrasse une surface de 50 millimètres au grossis- 

 sement de 5 fois. Le n° l a (nouvel objectif faible) embrasse 18 milli- 

 mètres avec un grossissement de 12 fois, et le n° 2, avec 24 fois, 9 mil- 

 limètres. 



Le pneumogastrique 

 contient-il des filets moteurs pour la vessie et l'utérus? 



par M. C. Delezenne. 

 Cette note sera publiée ultérieurement. 



