SÉANCE DU 29 JUIN 501 



dans le réservoir d'un appareil Carré à ammoniaque qui maintient pen- 

 dant plus de trois heures facilement cette température, et à — 60 degrés 

 en mettant l'effluveur dans un vase poreux de pile rempli de chlorure 

 de méthyle. J'ai montré, en effet, que dans ces conditions, l'évapora- 

 tion à l'air du chlorure de méthyle abaisse la température à 60 degrés 

 au-dessous de zéro. 



Dans ces conditions, on peut obtenir de l'oxygène ozone renfermant 

 plus de 40 p. 100 d'ozone. Pour savoir à chaque instant la teneur en 

 ozone du gaz électrisé, j'emploie le dispositif optique suivant. Vu en 

 couches de 50 centimètres d'épaisseur, l'air ou l'oxygène fortement 

 ozones paraissent colorés en bleu indigo. Cette coloration est 

 d'autant plus intense que le mélange est plus riche en ozone. Je fais 

 donc passer le mélange dans un tube de verre de 50 centimètres de 

 long terminé par deux glaces parallèles, et je mets ce tube à la place d'un 

 des tubes du colorimètre deDuboscq. Le second tube contient une solu- 

 tion légère d'indigo qui me sert à mesurer par compensation la coloration 

 de la colonne gazeuse. On a ainsi une indication continue qui renseigne 

 d'une façon très suffisante sur la richesse du mélange sans nécessiter 

 aucune analyse chimique. 



En mesurant à l'aide du galvanomètre thermique décrit plus haut 

 l'intensité du courant induit qui traverse l'ozoneur sous forme d'effluve 

 j'ai trouvé 1 à 2 milliampères seulement avec l'effluveur que j'employais. 

 Je me suis demandé si je ne pourrais pas obtenir un courant plus 

 intense, et par conséquent activer l'ozonisation, en employant un cou- 

 rant à haute fréquence à la place du courant d'induction ordinaire. 



Sans rien changer à la bobine, ni aux appareils générateurs du cou- 

 rant, j'ai employé cette bobine pour actionner un de mes appareils à 

 haute fréquence donnant 10 centimètres d'étincelle. Dans ces condi- 

 tions on obtient dans l'ozoneur une effluve magnifique et le galvano- 

 mètre installé dans le circuit de l'effluve donne 125 milliampères 

 comme intensité du courant au lieu de 1 ou 2. La production d'ozone 

 est donc incomparablement plus rapide en utilisant les courants à haute 

 fréquence et à haute tension pour produire l'effluvation. Tous ceux 

 d'ailleurs qui ont employé les courants à haute fréquence savent avec 

 quelle intensité on perçoit l'odeur de l'ozone aussitôt qu'on les met en 

 marche. Le résultat que je signale n'a donc pas le droit de surprendre ; 

 mais personne, je crois, n'avait donné encore de mesure exacte du phé- 

 nomène comme j'ai pu le faire grâce au galvanomètre thermique. 



Dans tous les cas, le dispositif nouveau que je signale permet d'obtenir 

 rapidement de grandes quantités d'ozone, surtout si l'on emploie un 

 alternateur au lieu d'une pile pour actionner la bobine de Rumhkorff. 

 Avec les courants à haute fréquence il n'est plus nécessaire d'employer 

 comme ozoneur l'appareil de Berthelot. On peut supprimer complète- 

 ment le verre et employer comme diélectrique seul le gaz à électriser. 



