SÉANCE DU 29 JUIN 503 



du fil tendu horizontalement un faible poids portant soit un réticule, soit 

 un micromètre gravé sur verre. En plaçant l'index (réticule ou micro- 

 mètre) au foyer d'un appareil à projection on obtient sur le tableau une 

 image qui subit de très grands déplacements pour les plus faibles cou- 

 rants traversant le fil. On peut (pour inscrire le phénomène) attacher le 

 milieu du fil galvanométrique au centre d'un tambour de Marey fixe 

 relié à un tambour inscripteur ordinaire. L'installation est des plus 

 simples et on a une sensibilité pour ainsi dire illimitée en donnant au 

 tambour fixe un grand diamètre par rapport au tambour enregistreur. 

 Cette sensibilité est en effet dans le rapport des surfaces des deux 

 tambours. C'est la disposition que j'ai employée antérieurement dans 

 mon galvanographe pour l'inscription des courants alternatifs à basse 

 fréquence. 



L'artifice qui consiste à mesurer l'allongement d'un fil tendu par la 

 flèche qu'il forme dispense de toute transmission mécanique et présente 

 une sensibilité de beaucoup supérieure à la mesure directe de cet allon- 

 gement. 



Il serait d'ailleurs possible de répéter plusieurs fois ce moyen d'ampli- 

 fication, en tendant le premier fil par un second placé à angle droit à 

 partir de son milieu et en mesurant la flèche formée par ce second fil : 

 mais cela est parfaitement inutile, le premier moyen suffisant amplement 

 dans la pratique. 



On gradue l'appareil empiriquement en le comparant à un ampère- 

 mètre étalonné, les deux appareils étant traversés par le même courant 

 continu. 



Ainsi disposé cet apppareil donne l'intensité moyenne, d'un courant 

 continu ou alternatif, quelle qu'en soit la, fréquence. C'est donc un galva- 

 nomètre universel qui tendra à se substituer aux autres modèles, dans 

 toutes les installations où, comme en électrothérapie, on aura à se 

 servir de tous les ordres de courants ; j'en fais établir actuellement 

 divers modèles par la maison Gaiffe. 



Ce galvanomètre donne avec une grande exactitude Y intensité moyenne 

 d'un courant quelconque. Je me suis demandé si on ne pourrait pas 

 aller plus loin et obtenir également l'inscription des variations de 

 l'intensité en fonction du temps, c'est-à-dire les différentes phases de 

 l'onde électrique qui le traverse. 



Pour arriver à ce résultat il suffirait que le refroidissement du fil tra- 

 versé par le courant pût se faire très rapidement. J'y suis arrivé en 

 prenant un fil d'argent de 1 à 2/10 de millimètre de diamètre sur 

 20 centimètres de longueur, bien tendu horizontalement, et plongeant 

 dans un bain de pétrole ordinaire. Au milieu de ce fil s'attache un fil 

 métallique très fin tendu par un fil de caoutchouc formant ressort. Ce 

 petit fil métallique, tendu verticalement, porte une pointe très fine qui 

 ' vient frotter sur une plaque de verre enfumée mobile. La partie de 

 Biologie. Comptes reindus. — 10 e série, t. II. 4J 



