584 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Le noircissement du B. nigricans diffère encore du bleuissement du 

 B. cyanescens par ce fait que la solution de substance noircissante ne 

 noircit pas lorsqu'on l'additionne de laccase de l'arbre à laque. Le noir- 

 cissement par le suc de champignon correspond cependant bien à une 

 oxydation, car, lorsqu'on n'agite pas le mélange, on voit la coloration 

 commencer à se produire dans les couches supérieures du liquide, 

 tandis que, lorsqu'on l'agite un certain temps dans une ampoule à 

 robinet, on peut constater que, dans le temps que la coloration se pro- 

 duit, il y a absorption d'oxygène. 



Emploi d'une pompe a eau rotative pour actionner une trompe hydrau- 

 lique OU POUR ÉTEINDRE UN INCENDIE, 



par M. N. Gréhant. 



Mon Laboratoire de Physiologie générale du Muséum étant placé à 

 l'extrémité de canalisations qui sont utilisées soit pour l'arrosage, soit 

 pour tous les services de la Ménagerie, je n'ai jamais une pression d'eau 

 suffisante pour actionner la trompe de Golaz, adjuvant très utile quand 

 il s'agit de faire le vide dans les récipients. 



Il y a longtemps que je cherche le moyen de remédier à ce grave 

 inconvénient de manque de pression d'eau et j'ai été assez heureux 

 pour réussir de la manière suivante à résoudre un problème assez diffi- 

 cile : 



Je me suis procuré une petite pompe rotative à piston plongeur, à 

 double effet, à soupapes sphériques de caoutchouc, pourvue d'un réser- 

 voir à air comprimé, que je fais tourner avec un moteur à gaz de la force 

 d'un cheval et demi; l'eau aspirée dans un baquet d'une contenance de 

 100 litres est envoyée d'une manière continue et sous forte pression 

 dans une trompe de 5 millimètres de Golaz qui est vissée par un raccord 

 sur l'orifice d'échappement; un tube de caoutchouc fixé à la trompe 

 conduit l'eau dans le même baquet de sorte qu'avec une faible provision 

 d'eau on peut faire indéfiniment le vide sans user d'eau, ce qui réalise 

 une véritable économie pour la ville. 



Un tube de plomb de faible diamètre long de 35 mètres unit le tuyau 

 d'aspiration de la trompe au Laboratoire où se trouvent les pompes à 

 mercure, dans lesquelles on fait le vide, en ne laissant dans les réci- 

 pients qu'une pression d'air égale à 2 ou à 3 centimètres de mercure; 

 5 ou 6 coups de pompe suffisent ensuite pour obtenir le vide absolu. 



Quand on fait arrêter le moteur, la trompe devant fonctionner d'une 

 manière intermittente, il faut avoir soin de fermer le robinet de la 

 trompe pour que l'eau ne monte pas dans le tube de plomb qu'elle 

 pourrait obstruer. 



