Stosserregende Partialfunken bei verschiedenen Funkenstrecken. 165 



In diesem Zusammenhange bietet ein Vergleich der Effektiv- 

 stromstärken im ungekoppelten Kreis I bei Variation von Elek- 

 trodenmaterial und Einbettungsgas unter sonst gleichen Umständen 

 einiges Interesse : In" den Kreis I wurde ein aus Hitzdraht, Thermo- 

 element und empfindlichem Galvanometer bestehender Strommesser 

 eingebaut. Die Feinheit des Nickelin-Hitzdrahtes (0,1 mm) gewähr- 

 leistete die Zulässigkeit der Gleichstromeichung, während dank der 

 Empfindlichkeit der Thermokombination und des Galvanometers ein 

 kurzer Hitzdraht genügte. Damit war die Dämpfung des Kreises I, 

 der ja ohnehin die stark dämpfende Funkenstrecke enthält, nicht 

 wesentlich verändert. 



Bei einer konstanten Primärstromstärke von 2,8 Ampères 

 effektiv unter 32 Volt Spannung am Induktor, konstanter Unter- 

 brechungszahl und verschwindend kleinem Widerstand in den Zu- 

 leitungen der Sekundärspule des Induktors zur Funkenstrecke er- 

 hielt ich für die hier ausschliesslich verwendete Funkenlänge von 

 f=0,12 mm an Kugeln: im Kreise I (Kapazität 1480 cm, Selbst- 

 induktion 21700 cm, Wellenlänge 356 m) das in Tabelle [I wieder- 

 gegebene Zahlenmaterial. Die erste Spalte enthält die Angaben über 

 die Natur der Funkenstreoke, in der zweiten Spalte sind die Werte 

 der Effektivstromstärke ij im Kreise I (in Milliamperes) wiederge- 

 geben. Spalte 3 stellt die logarithmischen Dekremente bj des Kreises I 

 dar, während Spalte 4 die aus den Kopplungskurven ermittelten 



höchsten Stromeffekte Yn (^ n Skalenteilen) im Messkreise zu- 

 sammenstellt und Spalte 5 somit die günstigsten Kopplungsgrade 

 K gibt. Über die Dekremente und ihre Ermittlung noch kurz fol- 

 gendes. Sie sind, soweit dies überhaupt möglich war, mittels desi 

 Wellenmessers unter der Annahme bestimmt, dass die Berechnung 

 des Dekrementes eines Kreises mit sehr kurzer (Lösch- )Funkenstrecke 

 nach der vereinfachten Bjerknes'schen Methode zulässig sei. Das ist 

 sicherlich eine unzutreffende Voraussetzung, da bei kurzen Funken 

 erstens nur von einem mittleren Dekrement gesprochen werden kann 

 und ausserdem die Resonanzkurven von Kreisen mit rasch ab- 

 reissenden Funken einseitig verzerrt sind. 23 ) Ohne in die spezielle 

 Diskussion der verwickelten Verhältnisse einzutreten, soll nur noch be- 

 merkt werden, dass es sich hier lediglich um einen Vergleich der ver- 

 schiedenen Elektrodenmaterialien und Einbettungsgase bei Zulassung 

 von Partialfunken handelt und aus den Zahlenangaben nur quali- 

 tative Sehlüsse gezogen werden. 



'; .Man vergleiche etwa Riegger, Diss. p. 18. 



