44 



Qu'au moyen du trocart capillaire et du tube de caoutchouc on 

 mette l'appareil en rapport avec la collection à vider, le liquide se 

 précipitera dans le récipient jusqu'à réplétion complète de celui-ci.. 



Il faut alors que l'écoulement continue sans qu'on ait rien à chan- 

 ger dans l'appareil ni dans le malade. 



Le robinet à trois voies remplit cette indication. Nous avons dit 

 que son ajutage supérieur et son ajutage latéral étaient munis d'un 

 tube de caoutchouc. L'un de ces tubes D va du récipient au malade; 

 l'autre, plus long, E, conduit du récipient à un vase quelconque G, 

 placé par terre. 



Un peu avant que le récipient soit rempli, on place d'une main 

 l'extrémité inférieure de ce dernier tube, tandis que de l'autre main 

 on met le robinet dans une position telle que le vide se fasse dans 

 les deux canaux de caoutchouc, qui se remplissent immédiatement 

 de liquide. On laisse alors retomber la longue branche, un siphon est 

 établi et la sérosité s'écoule indéfiniment jusqu'à ce que la cavité 

 kystique soit absolument vidée. 



Ces résultats, indiscutables a priori, avaient besoin d'être vérifiés 

 par l'expérience. 



Je dois à l'obligeance de mon maître, M. le docteur Lorain, et de 

 M. le docteur Léon Labbé, de pouvoir mettre sous vos yeux quel- 

 ques résultats obtenus dans ces derniers temps avec mon instru- 

 ment : 



