46 



On voit, d'après ces essais, que la rapidité de l'écoulement tient 

 non-seulement au rayon de la canule, mais à la nature du liquide : 

 les expériences prouvent qu'elle ne varie guère qu'entre deux mi- 

 nutes et demie et quatre minutes par litre. Or, c'est là une condition 

 de durée très-acceptable pour la paracentèse capillaire. 



Il me reste à dire comment mon appareil peut servir à faire 

 des lavages dans les cavités naturelles ou morbides. La longue 

 branche du siphon étant amorcée comme nous avons vu précédem- 

 ment, il suffit de la plonger dans un vase placé plus haut que le ma- 

 lade. Le courant s'établira alors, non plus du malade au vase, mais 

 de celui-ci à celui-là, Une fois que l'injection aura agi, un quart de 

 tour de robinet la ramènera dans le récipient. 



Les trocarts dont je me suis servi sont ceux qu'a imaginés. M. Po- 

 tain; j'ai simplement remplacé leur robinet par un bouchon métalli- 

 que, et cela pour les mettre dans des conditions meilleures de bon 

 marché et d'inaltérabilité. 



Conclusion. — Je viens de décrire le condenseur complet et soi- 

 gneusement construit, et, dans cet état, il ne revient pas à plus de 

 8 francs. Mais il peut être singulièrement simplifié : une carafe quel- 

 conque, chauffée sur un foyer, peut donner lieu aux phénomènes 

 d'aspiration. C'est là, je crois, une disposition qui peut être utile aux 

 praticiens de la campagne. 



L'appareil que je présente à la Société, s'il a quelques inconvé- 

 nients, offre au moins l'indiscutable avantage de son prix modique ; 

 son but est de mettre la plupart des médecins à même de pratiquer 

 la ponction capillaire. 



M. GiRALDÈS rappelle qu'il s'est déjà servi, il y a longtemps, d'un 

 appareil aspirateur pour retirer le liquide d'un kyste de l'ovaire et 

 pour y injecter des liquides médicamenteux. 



M. Onimus. On sait que par l'application des courants continus, 

 on obtient des lésions, particulièrement du côté du pôle négatif, lé- 

 sions analogues à celles que pourrait produire une cautérisation et 

 caractérisées par la production d'eschares. Dans quelques cas, en- 

 tre autres chez un malade atteint de myélite et chez un autre atteint 

 de sciatique avec atrophie, M. Onimus a vu se développer au pôle 

 négatif des vésicules, sous l'influence d'un courant beaucoup trop 

 faible pour produire des lésions chez un individu sain. M. Onimus 

 pense que, dans certaines affections du système nerveux, la moindre 

 irritation, telle que celle d'un courant faible, suffit pour déterminer 

 l'apparition de troubles trophiques analogues à ceux qui apparais- 

 sent spontanément dans quelques cas. 



