— 598 — 



dem durcli zwei Oeffnungen bei o der Dampf zu und 

 bei wieder abgeführt wurde. Durch den zweiten 

 Tubulus tauclite das Thermometer f bis in das Wasser, 

 um die Temperatur desselben anzugeben. Das heftige 

 Stossen zu vermeiden, das beim Kochen luftfreier Flüs- 

 sigkeiten stets stattfindet, wurde durch eine Capillare cc^ 

 die fast bis auf den Boden von A reichte, eine geringe 

 Menge Luft in die Flüssigkeit eingeleitet. Um die Luft- 

 zufuhr genau regeln zu können, war der Capillare eine 

 mit dem Hahn h versehene Regulirflasche T vorgelegt. 

 Yom Schlangenkühler K führte ein doppelt gebogenes 

 Rohr einmal zu einem System von Sprengel'schen Wasser- 

 luftpumpen, während ein weiteres Kohr zu dem Baro- 

 meter ß, das den Druck im Apparat angab, führte. Das- 

 selbe auf Glas in mm. getheilt, war frei aufgehängt und 

 tauchte in einen grösseren Cylinder mit Quecksilber. 

 Zur Messung des Atmosphärendrucks diente ein Wild- 

 Fuess'sches Stationsbarometer. 



Ausgesaugt wurde der Apparat durch ein System 

 von drei Wasserstrahlpumpen, die so angeordnet waren, 

 dass alle drei Sauger an derselben Stelle mündeten, weil 

 nur in diesem Falle der höchste Effekt erzielt werden 

 kann. Da die Pumpen stets das Bestreben haben, bis 

 zum Maximum ihrer Leistungsfähigkeit die Luft abzu- 

 saugen, so war, um den Druck verändern zu können, 

 zwischen Pumpen und Apparat eine in der Tafel 

 nicht angegebene zweite Kegulirflasche eingeschaltet. 

 Dieser Regulator bestand aus einer halb mit Wasser ge- 

 füllten, mit doppelt durchbohrtem Kork verschlossenen 

 Flasche. Durch die eine Bohrung reichte ein spitz aus- 

 gezogenes Glasrohr in das Wasser, während durch die 

 andere ein mit einem Hahn versehenes Bohr zu dem 

 Apparat führte. War es nötig nur eine geringe Luft- 

 verdünnung zu erzeugen, so wurde durch den Regulator 



