— 600 — 



Hatte sich das Barometer eingestellt, so wurde 

 die Flamme des Brenners h entzündet und die Tem- 

 peratur, sobald sie konstant war, an den Thermometern 

 t" und r' abgelesen. 



Die Genauigkeit der Ablesungen am Barometer B 

 war für die beiden Quecksilberkuppen nicht die gleiche, 

 an der oberen Kuppe konnte ohne Schwierigkeit bis auf 

 0,1 mm. genau geschätzt werden, während an der unteren, 

 wegen der grösseren Oberfläche, nicht die gleiche Ge- 

 nauigkeit erreicht werden konnte. 



Zur Berechnung des Druckes war an den Beobach- 

 tungen eine Correctur anzubringen, nämlich die Réduc- 

 tion der Quecksilbersäulen auf ^ C. Ebenso war für 

 die thermometrischen Angaben eine Correctur nötig, die 

 Réduction der abgelesenen Temperaturen des Queck- 

 silberthermometers auf ein Normalthermometer. Zu dem 

 Zweck wurde das die Dampftemperatur angebende 

 Instrument seiner ganzen Länge nach mit einem auf 

 der physikalischen ßeichsanstalt in Berlin kontrollirten 

 Normalthermometer verglichen. Die Temperatur angab en 

 beziehen sich also auf das Gasthermometer in Berlin.^) 



Die Genauigkeit und Berechtigung so angestellter 

 Temperaturen und Druckmessungen, wie sie in dem 

 beschriebenen Apparat vorgenommen wurden, ist, wie 

 schon oben bemerkt, von uns ^) in unserer Arbeit über 



^) In den „Prüfungs-Bescheinigungen" der Physikalisch-Tecli- 

 nischen Reichsanstalt, Abtlieilung II, heisst es: „die auf das Gas- 

 ther m ometer bezogenen Prüfungsergebnisse" u. s. w., es darf 

 wohl angenommen werden, dass darunter ein Wasserstoffthermo- 

 meter verstanden ist, gemäss den Beschlüssen des internationalen 

 Komites. (Comité international, Procès -Yerbaux 1887, pag. 85.) 

 Vergl. auch Bureau international, Travaux et Mémoires Bd. 7, 

 1890, pag. 125. Prototypes métriques. 



2) Kahlbaum, diese Yerhandlungen Bd. 8, 1887, pag. 363 u. f. f. 



