— 610 — 



unter dem das Quecksilber tatsächlich kochte, angeben. 

 Sollte eine grössere Menge Quecksilber in der Yacuum- 

 kammer des Barometers gekocht werden, so musste 

 das Barometer an seinem oberen Teil erweitert sein, was 

 wiederum ein genaues Ablesen der Höhe erschweren 

 musste. Diese einfache Ueberlegung führte dahin, dass 

 die Yacuumkammer zu erweitern und an ihr ein seit- 

 liches Rohr abzubiegen war, welches, mit dem Baro- 

 meter kommunicirend , in den gleichen Weitenverhält- 

 nissen wie dieses gehalten, eine genaue Ablesung mit- 

 telst des Kathetometers gestattete. Diese grundlegen- 

 den Gedanken führten zur Ausführung des unten im 

 einzelnen beschriebenen Apparates. 



Die Frage zu lösen, bei welcher Temperatur das 

 Quecksilber unter vermindertem Drucke koche, also 

 eine dynamische Methode zur Messung anzuwenden, ist 

 seit Begnault, dessen Beobachtungen genaue Resultate 

 nicht ergaben, nie mehr versucht worden. Bevor also 

 definitive Messungen gemacht werden konnten, mussten 

 die ungefähren Bedingungen, unter welchen der Versuch 

 verlief, festgestellt werden. Es ist darüber in der Disser- 

 tation des Herrn Schmidt eingehend berichtet worden, ^) 

 wir können demnach hier davon absehen und wenden 

 uns sogleich der Beschreibung des endgültig angenom- 

 menen Apparates zu. Das Princip, nach dem wir den 

 Apparat haben herstellen lassen, ist in den oben an- 

 gegebenen Grundgedanken zur Genüge gekennzeichnet. 

 Im Einzelnen war dem auf Tafel 7 abgebildeten Apparat 

 die folgende Anordnung gegeben. 



In den Hals des circa 1 Liter fassenden Glaskolbens 



^) lieber die statische und dynamische Methode der Spann- 

 kraftmessung organischer und anorganischer Stoffe. Inaugural- 

 Dissertation von G. C. Schmidt. - Basel 1892. pag. 27 bis 32. 



