— 611 — 



K^ der dem U-förmig gebogenen Manometerrohr BA 

 aufgeblasen war, war das nach dem Prinzip des doppel- 

 ten Dampfmantels konsti'uirte Siederohr Sa -Si mittelst 

 Glasschliifes Scli^ eingepasst. Da es eine der zu lö- 

 senden Aufgaben war, das Quecksilber in möglichst weit 

 getriebenem Vacuum zum Kochen zu bringen, so lag 

 es nahe den Versuch zu machen, den ganzen Apparat 

 zu einem Stück Glas zusammen zu blasen. Dieser Auf- 

 gabe stellten sich jedoch Grösse und Complicirtheit des 

 Apparats entgegen. Es konnte desshalb nicht in allen 

 Fällen, wie das schon aus dem Gesagten ersichtlich, Um- 

 gang von Schliffstellen genommen werden. Solche finden 

 sich drei, einmal für die beiden Thermometer T fl. und 

 T Dampf die Schliffstellen Schi und ScJu^ und dann für 

 das eben erwähnte Siederohr Sa -Si die Schliffstelle Sch-i. 

 Alle diese Schliffe waren durch Herrn K. Kramer in Frei- 

 burg i/B. ausserordentlich sorgfältig ausgeführt. Zudem 

 waren dieselben so konstruirt, dass in bekannter Weise 

 Quecksilber als Sperrflüssigkeit an den Einsatzstellen 

 verwandt werden konnte. Es gelang denn auch auf 

 diese Weise, ohne Anwendung von Fett vollkommene 

 Dichtungen herzustellen. 



Das Rohr, an dem die Druckmessungen vorgenommen 

 wurden, zweigte sich bei -E vom Barometer ab um bei m 

 wieder in den Kolben K zu münden. Yom Siederohr 

 führte das seitlich angeblasene Rohr B in die Yorlage F, 

 in die das überdestillirte Quecksilber floss. ' Das die 

 Dampftemperatur anzeigende Thermometer T Dampf 

 war an dem mit einem Haken versehenen Glasstöpsel iï, 

 der auch wie schon bemerkt mittelst Quecksilberverschluss 

 gedichtet war, so aufgehängt, dass die Thermometerkugel 

 möglichst in der Mitte des doppelten Dampfmantels sich 

 befand, während die Skala durch die einfache Wan- 

 dung des Siederohrs abgelesen werden konnte. Dem 



