— 623 — 



Die vorstehenden Beobachtungen wurden von Herrn 

 Gr. C. Schmidt ausgeführt und trägt derselbe die Verant- 

 wortung dafür. Dass dieselben nicht den erwünschten 

 und erreichbaren Grad von Yollkommenheit zeigen, wie 

 eine solche bei dem für solche Bestimmungen besonders 

 geeigneten Material, Quecksilber, und unter Anwendung 

 so guter Instrumente möglich gewesen wäre, erklärt sich 

 daraus, dass die Libelle des Kathetometer -Fernrohres, 

 eine Erscheinung, die bei Libellen wie bekannt im Laufe 

 der Zeit stets eintritt, nicht mehr mit genügender Em-- 

 pfindlichkeit functionirte. Dieser Umstand war dem 

 Herrn Beobachter trotz der vielen Versuche entgangen. 

 Wenn dennoch die Beobachtungen nicht verworfen wur- 

 den, so wird das dadurch entschuldigt, dass der Apparat 

 als solcher nicht geeignet ist zu absoluten Werten zu 

 führen, wie das aus dem folgenden den anzubringenden 

 Correctionen gewidmeten Abschnitt ersichtlich. 



c. Die Correctionen. 



Den an den beobachteten Dampltemperaturen aus- 

 geführten Correctionen und lleductionen ist Besonderes 

 nicht hinzuzufügen, nur zu bemerken ist, dass aus äusser- 

 lichen Gründen nicht alle Dampftemperaturen mit dem 

 gleichen Instrument gemessen werden konnten. 



Bei Benutzung der Anschütz'schen Thermometer 

 war die Correction durch die Prüfungsbescheinigungen 

 der Reichsanstalt direct gegeben. Waren die Tempera- 

 turen mit einem anderen Instrument gemessen, so wurde 

 dasselbe zunächst mit einem Anschütz'schen Thermo- 

 meter verglichen und dann die auf das Berliner Normal 

 bezogene Correctur angebracht. Im Allgemeinen befand 

 sich bei diesen Messungen stets die ganze Scala in 

 Dampf, nur für einzelne Fälle musste auch auf Correction 

 des herausragenden Fadens Bedacht genommen werden, 



