^ 626 — 



nicht in Betracht. Es wurden in allen Fällen also 735 

 mm. Quecksilber auf 0° reducirt. Die Höhe des Queck- 

 silbers in BA betrug jedoch keineswegs stets 735 mm., 

 sie wechselte vielmehr beständig innerhalb des Inter- 

 valls 739 mm. und 708 mm. 



Der wechselnden Höhe hätte daher in allen Fällen 

 Rechnung getragen werden müssen, da aber eine Rück- 

 sichtnahme darauf mit erheblichen Umständlichkeiten 

 verknüpft gewesen wäre, und da weiter im ungünstigsten 

 Falle der Fehler doch nur 0,13 mm. betragen würde, 

 so wurde in Anbetracht der bei dieser Réduction herr- 

 schenden schon gerügten Willkür der dadurch hervor- 

 gerufene Fehler vernachlässigt. 



Diese Mängel der Réduction, für die wir aber eine 

 Abhilfe zu finden nicht vermochten, sind es gewesen, 

 die uns veranlassten, den Beobachtungen des Herrn 

 Schmidt in unserer Arbeit Aufnahme zu gewähren. 



Da die Teilung des Kathetometers auf Silber gravirt 

 war, so musste die Temperaturcorrection der gemessenen 

 Quecksilberhöhen auf eine Silberscala bezogen werden 

 und zwar sowohl die sm B P als die SiU B A gemessene. 

 Es geschah das mittelst der FormeP) 



bt iß-ßi) 

 in welcher h die abgelesene Quecksilberhöhe, t die Tem- 

 peratur, ß — 0,0001815 den Ausdehnungs - Coëfficienten 

 des Quecksilbers, ßi = 0,00001921 den linearen Aus- 

 dehnungs-Coëfficienten des Silbers^) bedeutet. 



Nach dieser Formel und ihren Werten berechnen 

 sich die folgenden Tabellen. 



1) Physikalisch-chemisclie Tabellen von Landolt & BÖrnstein, 

 Berlin 1883, pag. 26. 



2) Fizeau, Comptes Rendus. Bd. 68. 1869. pag. 1125, und 

 Poggend. Annal. Bd. 138. 1869, pag. 30. 



