— 646 ~ 



von K nach A B destillirt ; nicht genug an der Erwär- 

 mung durch das Flammenrohr C D, wurde A B noch 

 mit dem das Rohr langsam füllenden Quecksilber fort- 

 schreitend, durch eine Bunsenflamme direct stark erhitzt. 



Die ganze Operation, vom ersten Füllen von Ki mit 

 Quecksilber an gerechnet, nahm etwa drei Tage in An- 

 spruch. Die so hergestellten Barometer hatten ein 

 vorzügliches Aussehen, gaben einen hellen, metallischen 

 Klang und liessen, wenn sie umgestülpt wurden, das 

 Quecksilber nur schwer von den Wandungen los, bei 

 tieferem Eintauchen in das Gefäss oder beim Beugen 

 zeigte sich auch nicht die Spur eines Luftbläschens ; den- 

 noch war, wie das noch später gezeigt werden wird, die 

 adsorbirte Luft von den Wandungen keineswegs völlig 

 losgelöst. 



War auf die oben beschriebene Weise ein Baro- 

 meterrohr gefüllt und sollte zur Yerwendung gelangen, 

 so wurde es durch einen Feilenstrich zwischen a und i 

 von dem Apparat abgeschnitten; es brauchte dann nur 

 an. der gleichen Stelle ein neues Barometerrohr ange- 

 schmolzen werden, und der Apparat war wieder für eine 

 neue Operation bereit. 



b) Bas Barometergefäss. 



Den Grad der Luftleere der Yakuumkammer eines 

 Barometers zu prüfen ist bekanntlich das beste Mittel das 

 Yolumen derselben zu ändern; das geschieht am einfach- 

 sten durch Aenderung des Quecksilberniveaus in dem 

 Barometergefäss. Da solche Bestimmungen für uns von 

 grösster Wichtigkeit waren, so lag es nahe dem Gefäss 

 eine Gestalt zu geben, welche eine Mveauänderung in 

 ausgiebigster Weise gestattete ; dazu war die geeignetste 

 Form die cylindrische. Auch musste das Geläss, wir 

 werden später noch sehen warum, erhitzt werden, es konnte 



