— 647 — 



also dazu nicht wohl ein Standcylinder, wegen Gefahr 

 des Zerspringens des dicken Bodens, beim Erhitzen ver- 

 wendet werden; bei einem Cylinder mit dünnem Boden 

 lag dagegen die Befürchtung nahe, dass derselbe durch 

 das schwere, quecksilbergefüllte Barometerrohr zerstossen 

 werden könnte, zudem sollte auch das Barometergefäss 

 geeignet sein im luftleeren Baum durch Destillation mit 

 Quecksilber gefüllt zu werden. Diese Ueberlegungen 

 führten dazu, dem Gefäss die besondere Form zu geben, 

 wie sie Fig. 2, Tafel 9, zeigt. 



Das etwa 5 cm. im Durchmesser weite und 25 cm. 

 hohe Kohr G war bei e e zu einem etwa 2 cm. weiten und 

 7 cm. langen Rohr e, i, e ausgezogen ; dieses Stück war 

 an beiden Seiten bei e' e' zusammengekniffen, so dass sich 

 an der Stelle zwei nach innen gekehrte Wülste bildeten, 

 auf denen das einzuführende Barometerrohr ruhen konnte, 

 ohne dass dasselbe den Boden bei i berührte; am oberen 

 Ende war G halsförmig zusammen laufen gelassen und 

 bildete dort den Stempel eines Schliffs Scli^ auf welchem 

 der Helm H in Fig. 3 der Tafel 9 aufgeschliffen war ; 

 aus dem Schliff Scli war ein Schlitz a, 1), c ausgeschnitten. 

 Da es schwer ist, so weite Schliffe, und gar wenn sie 

 zum Teil ausgebrochen sein müssen, vollkommen luft- 

 dicht schliessend zu machen, so wurde bei n g dem Ge- 

 fäss ein weiter, etwa 3 cm. hoher Gummiring überge- 

 schoben und über denselben ein Becherglas n,'p,q^,g 

 mit abgesprengtem Boden gestülpt; wurde dann IL auf 

 Bell aufgepasst, so konnte n,p,q,g bis über den unteren 

 Rand von H mit Quecksilber gefüllt werden und bildete 

 so einen vollkommen dichten Quecksilb erverschluss. 



Diese Art einfacher Quecksilberverschlüsse, die auch 

 bei gewöhnlichen Korkzapfen Verwendung finden können, 

 sind von uns des öfteren angewendet worden und 

 können durchaus empfohlen werden. 



