- 654 — 



wiesen, sei es nur zum Teil oder sei es ganz, das wissen 

 wir nicht — löste, und alsdann eine Fehlerquelle für 

 die Messungen abgab, so musste darauf Bedacht genommen 

 werden, dieselbe noch nach dem vollständigen Beschicken 

 der Barometer aus der Yakuumkammer zu entfernen. Um 

 das zu erreichen, war dem Barometerrohr der schon oben 

 beschriebene kugelförmige Fortsatz ît angeblasen worden. 

 War das Barometer mit Quecksilber und Flüssig- 

 keit gefüllt, so wurde dasselbe etwa 24 Stunden stehen 

 gelassen, um den an den Wänden langsam heraufkrie- 

 chenden Luftbläschen Gelegenheit zu geben, in die 

 Kammer zu gelangen. Zeigten sich keinerlei neue Bläs- 

 chen mehr, so wurde das Barometer so weit geneigt, 

 dass die Flüssigkeit fast bis an die Yerengung v ober- 

 halb a stand, so dass damit der grösste Theil der ange- 

 sammelten Luft nach u gedrängt wurde; darauf wurde 

 mit einer feinen Stichflamme u, hei Vj von A B abge- 

 schmolzen, und damit die Hauptmasse der nachträglich 

 noch eingedrungenen Luft aus der Yakuumkammer ent- 

 fernt, ohne dass dieselbe noch einmal hätte geöffnet 

 werden müssen. Auf diese Weise wurden die Barometer 

 für die Messungen endgültig hergestellt. 



e) Die Quecksilberlnftpimipe. 



Weiterer Auseinandersetzung bedarf es wohl nicht, 

 dass die Erfindung der hahnlosen Töpler'schen Purape 

 auf diesem Gebiet einen Fortschritt bedeutet, der nicht 

 wohl geringer angeschlagen werden darf, als seiner Zeit 

 Hermann Geisler's Erfindung der Quecksilberluftpumpe 

 gegenüber den bis dahin allein gebräuchlichen Stiefel- 

 luftpumpen. Die verschiedenen und von verschiedenen 

 Seiten angebrachten Yerbesserungen, wie das Yermeiden 

 der Schliffe, oder das zuerst von Bessel - Hagen ^) auf 



^) Bessel-Hagen, Wiedemann Annal. Bd. 12. 1881. pag. 425. 



