— 656 - 



selbe bleibt dadurch ganz unangefochten — sie bezeich- 

 nen nur kleine Mängel, die in ihrer Gesammtheit es aber 

 doch wünschenswert erscheinen lassen, ein anderes 

 Instrument zu besitzen, das bei gleicher Leistungs- 

 fähigkeit die gerügten Mängel nicht zeigt. 



Neben dem Yerdrängungsprincip, wie es in der 

 Geisler'schen und der Töpler'schen Pumpe zur Anwen- 

 dung gelangt, ist seit längerer Zeit schon ein anderes, 

 das des eigentlichen Aussaugens durch fallende Flüssig- 

 keiten, in Gebrauch, wie dasselbe in der bekannten 

 Bunsen'schen^) kleinen Filtrirvorrichtung, wo die fallende 

 Säule einer zu filtrir enden Flüssigkeit direct am Trichter 

 selbst saugt, oder das aus einer hoch in eine tieferstehende 

 Flasche fallende Wasser zum Saugen benutzt wird, 

 angewendet wurde. Für die Herstellung von eigentlichen 

 Luftpumpen ist dieses Princip, und zwar schon vorher 

 von SprengeP), sowohl für Wasser als auch für Queck- 

 silber benutzt worden. 



Die Yorzüglichkeit der Sprengel'schen^) Wasserluft- 

 pumpen ist allgemein anerkannt, wir haben hier von 

 diesen nicht weiter zu sprechen; anders ist es mit der 

 Quecksilberluftpumpe. Wie Bessel-Hagen^) das ganz 

 richtig sagt, gestattet zwar die Sprengel'sche Queck- 

 silberluftpumpe der Theorie nach jede beliebige Ver- 

 dünnung zu erreichen, jedoch hat sie einen grossen 

 Uebelstand, den übrigens SprengeP) selbst schon betont; 

 bei dem Yersuch nämlich, auch nur einigermassen schnell 

 zu arbeiten, staut sich das Quecksilber im Fallrohr, und 



1) Bunsen, Liebig, Annal. Bd. 148. 1868, pag. 269. 



2) Sprengel, London, Chem. Soc. Journ. Bd. 3. 1865, pag. 9. 

 ^) Sprengel, Annal. Chem. u. Pharm. Bd. 167. 1873. pag. 62. 

 4) a. a. O. pag. 426. 



^) London, Chem. Soc. Journ. Bd. 3. 1865, pag. 15. 



