— 658 — 



Bern Zuflussrohr des Quecksilbers ist ein Rohrstück ein- 

 geschmolzen, dessen Durchmesser um ein weniges gerin- 

 ger als der des Fallrohrs gewählt ist; dadurch wird es 

 vermieden, dass das Quecksilber im Fallrohr sich staut, 

 es kann also beliebig schnell gearbeitet werden und ist 

 damit der hauptsächlichste der in der Sprengel'schen 

 Anordnung bedingten Fehler, das langsame Fortschreiten 

 des Evakuirens, gehoben. 



Die Pumpe, Tafel 10, ganz aus Glas gefertigt, besteht 

 aus dem eigentlichen Pumpenkörper K^ vom äusseren 

 Durchmesser 24 mm. bei etwa 1,5 mm. "Wandstärke und 

 95 mm. Gesammtlänge ; etwa 60 mm. über dem unteren 

 Ende desselben mündet spitzwinklig bei c das knieförmig 

 gebogene Zuleitungsrohr cdf ein, das aus gewöhnlichem 

 Biegerohr von + 9 mm. äusserem Durchmesser herge- 

 stellt ist und bis zur Biegung eine Länge von etwa 

 100 mm. hat; demselben ist etwa 40 mm. von der Aus- 

 mündung bei d das schon erwähnte engere + 30 mm. 

 lange, etwa 2 mm. im Lichten weite Einströmungsrohr 

 ^^/eingeschmolzen; a^ ô trägt oben bei h das rechtwink- 

 lig abgebogene Rohr gji^ an welches bei h der auszu- 

 pumpende Apparat angeschmolzen werden kann. Ober- 

 halb g ist noch ein abgekürztes Manometer M aufge- 

 setzt und weiter seitlich noch ein Geisler'sches Rohr 8^ 

 das als Yakuumprüfer zu dienen bestimmt ist; letztere 

 beiden Yorrichtungen sind natürlich nur von nebensäch- 

 licher Bedeutung. Bei a führt aus U das 1250 mm. 

 lange, etwa 3,5 mm. im Lichten weite, Fallrohr in die 

 weithalsige etwa 45 mm. im Durchmesser haltende Yor- 

 legeflasche ä:J, die bei m das nach unten gebogene Ab- 

 flussrohr m, n trägt. Das Rohr c^ âf ist mittelst eines 

 dickwandigen Gummischlauches mit dem Durchmesser 

 12 mm. bei 4 mm. Wandstärke (sog. Pumpenschlauch) 

 mit dem etwa 300 ccm. haltenden Quecksilberreservoir 



