— 661 — 



zu erreichen, wollte man die Pumpe in der Form, wie wir 

 sie bisher beschrieben haben, anwenden. Es musste also 

 dahin gestrebt werden, Einrichtungen anzubringen, die 

 nach Möglichkeit ein Berühren des Quecksilbers mit 

 Luft ausschliessen. Diese sollen in Nachstehendem be- 

 schrieben werden. 



Zunächst wurde dem Einflussrohr c, d' noch ein Luft- 

 fang vorgesetzt; dieser Luftfang ^) iv, dessen Gresammt- 

 länge 0, p + 150 mm. beträgt, besteht ebenso wie der 

 Pumpenkörper aus einem etwa 24 mm. weiten Glasrohr, 

 dessen oberes Fünftel etwas aufgeblasen ist und seitlich 

 bei g ein engeres etwa 4 mm. im Querschnitt messendes, 

 zur Spitze ausgezogenes dünnwandiges Rohr q, r trägt, 

 die beiden anderen Fünftel sind behufs Ueberstreifen 

 des Gummischlauches erheblich zusammenfallen gelassen, 

 doch nicht mehr als bis zur Weite des Zuleitungsrohres. 

 In dem oberen, weiteren Theil von l ist conaxial ein eben- 

 falls der "Weite des Zuleitungsrohres entsprechendes Rohr 

 eingeschmolzen, das etwa 75 mm. lang ist und an seinem 

 unteren Ende bei s rund hakenförmig nach oben gebogen 

 ist. Durch diese Einrichtung wird das Quecksilber ge- 

 zwungen auf seinem Wege eine rückläufige Bewegung 

 zu machen, wodurch ihm Gelegenheit geboten ist, sich 

 von der mitgeführten Luft, soweit es sich nicht um 



^) Die angegebene Form des Luftfange& rührt nicht von uns 

 her, dieselbe wurde uns auf der Heidelberger Naturforscher- Yer- 

 sammlung von einem unserer, wenn wir nicht irrren, russischen 

 Freunde empfohlen und hat sich durchaus bewährt, die früher von 

 uns angewandten Formen waren entschieden minderwertig, ebenso 

 die von Crookes gebrauchten; leider vermögen wir nicht mehr den 

 Namen desjenigen zu nennen, der uns denselben angerathen hat 

 und bedauern wir es lebhaft den Ruhm diese wirklich vorzügliche 

 Anordnung zuerst empfohlen zu haben nicht dem zuweisen zu 

 können, dem er gebührt. 



