— 664 — 



zu grossen Apparaten ein etwa zweimaliges Ueberschütten 

 des in T gesammelten Quecksilbers genügt, ein Yakuum 

 zu erreichen, das dem mit der Wasserpumpe erzielten 

 entspricht. Das Keservoir R wird wieder auf den Schlitten 

 gesetzt und nun so regulirt, dass die Pumpe ihre grösste 

 Leistungsfähigkeit erreicht; dieselbe ist nicht für alle 

 Apparate ganz gleich, sie hängt ab von dem Druck, mit 

 dem das Quecksilber durch das eingeschmolzene Rohr 

 dj f fliesst, ist aber für jedes Exemplar leicht festzu- 

 stellen; der verschiebbare Schlitten erleichtert die Auf- 

 gabe. Ist der Punkt gefunden, so wird in der "Weise 

 weiter gepumpt, dass, wenn die eine Yorlegeflasche T 

 gefüllt ist, der Pumpende dieselbe mit der einen Hand 

 festhält, mit der andern Hand die zum Wechseln bereite, 

 zweite Flasche ergreift und mit derselben einen leisen 

 Druck auf die bewegliche Klappe ausübt; dieselbe giebt 

 nach, senkt sich, und erlaubt, die gefüllte Flasche ohne 

 sie zu neigen, unter n fortzuziehen ; gleichzeitig wird die 

 zweite Flasche unter n geschoben, was durch den löffei- 

 förmigen Fortsatz v am Hals derselben erleichtert wird, 

 die gefüllte Flasche wird langsam gehoben, die Klappe 

 giebt wiederum nach, und ohne dass das Pumpen unter- 

 brochen worden ist, und ohne dass ein Kügelchen Queck- 

 silber dabei verloren gegangen, ist der Wechsel geschehen. 

 T wird durch tj %i in R entleert und ist zu neuem Aus- 

 tausch bereit. Die ganze Operation kann vollzogen 

 werden, indem der Pumpende auf einem Schemel vor 

 dem Apparate sitzt. 



Mit dieser Pumpe sind die früher beschriebenen 

 Apparate und Barometer luftleer gepumpt worden, es 

 war deshalb von Interesse zu erfahren, ein wie weit 

 getriebenes Yakuum mit dieser einfachen Yorrichtung 

 erreicht werden konnte ; wir wählten dazu die volume- 

 trische Methode, Das zusa^mmen zu pressende Yolumen 



