— 665 — 



betrug 300 ccm. ; dasselbe wurde bis auf 0,01 com. zusam- 

 mengepresst; der Druck, unter dem dasselbe dann stand, 

 betrug 0,5 mm. 



Bezeichnen wir mit P den unbekannten zu ermitteln- 

 den Druck, der in dem Apparat herrschte, mit p den 

 abgelesenen Druck von 0,5 mm., mit v das zusammenge- 

 presste Yolumen von 0,01 ccm. , mit V das ursprüng- 

 liche Yolumen von 300 ccm., so ist offenbar: 



P. V = p. V 

 p. V 



F = 



V 



P__^5 



100. 300 

 0,5 



30000 

 Es war also mit der Pumpe eine Yerdünnung bis 

 auf 0,000015 mm. = Vöo Milliontel Atmosphäre erreicht 

 worden. 



Bei den Bestimmungen der Dampfspannkraft mittelst 

 der statischen Methode ist es eine der Hauptaufgaben, 

 darauf zu denken, dass die Barometerkammern in ihrer 

 ganzen Länge vollkommen gleichmässige Temperatur 

 haben, das zu erreichen wurde in dem, in Folgendem 

 beschriebenen 



f) Apparat für Tensiousbestimiuaugeu 



versucht. 



Bei physikalischen Arbeiten ist es in neuerer Zeit, 

 und das mit Recht, gebräuchlich, bei Herstellung eines 

 Apparates, in dem irgend ein Körper einer möglichst 

 gleichmässigen Temperatur ausgesetzt werden soll, 

 darauf Bedacht zu nehmen^ dass nicht der Körper selbst 



