Füllung mit Leinöl untersucht, jedoch trotz langer und 

 eingehender Versuche mit durchaus unbefriedigendem 

 Erfolg. 



Neben der Aufgabe, die Barometerkammer ihrer 

 ganzen Ausdehnung nach auf eine gleichmässige 

 Temperatur zu bringen, tritt aber an den, der sich 

 mit Tensionsbestimmungen abgiebt, noch die weitere 

 heran, die gleiche Temperatur in dem ganzen Ap- 

 parat eine Zeitlang konstant zu halten. Dazu dient ein 



g) Thermoregulator. 



Thermoregulatoren, die sich für solche Zwecke eig- 

 nen, sind unter anderem besonders von Kemp,^) Bunsen,^) 

 Reichert,^) Andreae, ^) und Lothar Meyer, ^) angegeben 

 worden; sie beruhen auf dem Princip, dass sie sich in 

 der die Wärme abgebenden Materie selbst befinden, 

 und dass durch das mit wechselnder Temperatur sich 

 ändernde Mveau der regulirenden Flüssigkeit, Queck- 

 silber, die Gaszufuhr, und damit die "Wärmezufuhr, geän- 

 dert wird.^) 



Der von uns construirte Thermoregulator, Tafel 8, 

 Fig. 2, beruht noch in Besonderem auf dem Andreae'schen 

 Princip und schliesst sich auch der Form, die derselbe 

 wählte, eng an ; seinen Platz im Tensionsapparat giebt 



1) Kemp, Chem. Gazette. London 1850. N» 182. 



2) S. Desaga, Dingler's polyteclin, Journal. Bd. 143. 1857. 

 pag. 342. 



3) Reichert, Poggend. Annal. Bd. 144. 1872. pag. 467. 

 *) Andreae, Wiedemann Annal. Bd. 4. 1878. pag. G14. 



^) Lothar Meyer, Deutsch, chem. Gesell. Ber. Bd. 16. 1883. 

 pag. 1087. 



^) Eine sehr verdienstvolle und in hohem Grade vollständige 

 Zusammenstellung aller bisher construirten Thermostaten giebt 

 H. Hamraerl, Carl's Rep. Bd. 18. 1882. 



